Ergäuzuugen zur „Allgemeinen cbemiscbeii Labüiuturinuistecbiiik". 



4211 



Eine etwas abgeänderte Form des H. Thieh^v\w\\ Kiii)tcrklotzos (v^»-!. 

 Bd. I, S. 213) empfahl Derlin.^) Der Kuijfcrklotz ist iiiii etwa 1' , ein ge- 

 kürzt, um das Bad auch für tieferliegende Temperaturgrade abgekürzter 

 Thermometer verwendbar zu machen. Ferner ist eiiu' verstcllbai-e Lauf- 

 schiene für den Brenner und eine Führung für die mit Sch()ru>teii) ver- 

 sehene Flamme vorgesehen. 



Ähnlich dem Bloc Mw/uenne und dem 77//e/<c\schen Kiipferklotz ist 

 eine Vorrichtung, die Bjerrerjaard^) zur Bestimmung des Schmelzpunktes 

 von unscharf schmelzenden Substanzen, z. B. 

 von Asphalt und den Petroleumdestilla- Fig.isi. 



tionsrückständen, vorschlug. 1) 



Über das Heizmikroskop Doelten für '^[^'i^ 

 höhere Temperaturen berichtete eingehend 

 KHtl 3) 



ß) Schmelz punJctbestimmumj bei sehr tiefen 

 Temperaturen. 



Be(iueme Apparate, die gestatten, extrem 

 niedrige Schmelzpunkte, also z.B. die Er- 

 starrungspunkte von Flüssigkeiten, zu be- 

 stimmen , sind vergleichsweise selten vorge- 

 schlagen worden. Zur Bestimmung von Schmelz- 

 punkten , die nicht allzu tief unter 0" liegen, 

 benützt man zweckmäßig die üblichen Apparate, 

 mit denen man zwecks Molekulargewichtsbe- 

 stimmung die Gefrierpunktserniedrigung von 

 Lösungen mißt, z. B. den Beckmannschen Gefrier- 

 punktbestimmungsapparat (Vgl. Bd. L S. 501 ). 

 Man braucht nur an die Stelle des Beckmonn- 



schen ein genaues gewöhnliches Thermometer ^'■''"'■''"S"^,«';!;^;"^'''''''""' 

 zu setzen und das äußere Gefäß mit einem 

 passenden Kühlmittel (vgl. darüber Bd. I, S. 47) 



zu beschicken, um den Apparat für die Bestimmung niedriger Schmelz- 

 punkte verwerten zu können. 



^)L. Berlin, Schmelz- uud Siedepunkt. Apotb.-Zeitg. Bd. 25. S. 433 (li»10»: 

 Chem. Zentralbl. 191Ü. Bd. II, S. 277. 



'-) A. P. Bjerregaard, Plin Apparat zur Bestimmung des Solinielzpiniktes von Suli- 

 stanzen, die unscbarf schmelzen. Jonrn. of Ind. and Kngin. Chem. Vol. ö, p. ".KW iT.IKU 

 Chem. Zentralbl. 1914. Bd. I, S. 1. 



^) E. Kittl, Einiges über Untersiiehungsmetbodeu bei höheren Temperaturen und 

 das Heizmikroskop. Österr. Zeitscbr. f. Berg- und Hüttenwesen. Bd. «51. S. 74;") (1913»: 

 Chem. Zentralbl. 1914, Bd. I, S. 513. — Am Schluß dieser Arbeit fin.lot sieh eine Zu- 

 sammenstellung der Literatur über Heizmikroskope. 



