Ergäuziuigen zur ,.Allgeiacincii cheraischcu Lahoratoriumstechnik". 



4;J3 



keiten) besitzen keinen eigentlichen Schmelzpunkt, sondern werden 

 Erhitzen allmählich weich und schließlich flüssig.') 



Fig. 183. 



d) Thermometer für Schmelzpunktbestimmungen. 



In manchen Fällen, z. !>. bei der Bestimmung des 

 Schmelzpunktes vonl'araffinen, kann die Form des(^)ueck- 



silbergel'äßes der benützten Thermo- 

 meter das Messungsergebnis i)eein- 

 flussen. Um vergleichbare Ilesultate 

 zu erzielen, wurde vorgeschlagen, für 

 die Schmelzpunktbestimmung nach 

 Pohl ausschließlich Thennomcter mit 

 kugelförmigem Quecksilbergcfäi'i zu 

 verwenden. ^) 



Von mehreren Seiten wurden 

 Vorschläge gemacht, die bezwecken, das 

 Anlegen und Befestigen der Schmelz- 

 punktrohrchen am Quecksilberthernio- 

 meter einfacher und sicherer zu ge- 

 stalten," als dies bisher der Fall war. 

 Bredt ^) schlug ein Thermometer vor, 

 dessen Schaft oberhalb der Kugel etwas 

 aufgeblasen ist und an dieser Stelle 

 vier Glasrinnen trägt, in die man die 

 Kapillarröhrchen einbettet (Fig. 183). 

 Das Haften der Röhrchen erfolgt 

 in Flüssigkeitsbädern (konzentrierte 

 Schwefelsäure oder Paraffin) durcii 

 Adhäsion, im Luftbade durch Um- 

 wicklung mit einem dünnen Platin- 

 draht. Weyl^) gab ein Thermometer 

 an, das oberhalb der Kugel mit einem 

 Wulst versehen ist und auf diesem 



Schmelzpunktbestimmungs 

 apparat nach Bredt. 



liR. 1^4. 



p?n 



ü 



SohineIz|>niiktlH<!"tiin- 

 miiii); uach Th. W'eyl. 



^) Vgl. über die Schmelzpunkte von amorphen Körpern im 

 allgemeinen und von Silikaten im besonderen auch ferner: W. Nernst, 

 C. Doelter, G. Tammann, Ä. Stock, Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 17. 

 S. 799—800 (1911). — E. Dittler, ebenda. Bd. 18. S. 2S1 (1912). - 

 R. Marc, ebenda. Bd. 18, S. 282 (1912). — Vgl. ferner: Über die Be- 

 stimmung der Schmolztemperatur von Silikaten. Keram. Rundsciiau. 

 Bd. 21, S. 327 (1913); Zeitschr. f. angew. Chem. Bd. 27. Rop. S. 19 (1914). 



^) Ä. Halla, Zur PoAischen Methode der Schmelzpunktbestimmung, ("»sterr. Chcm. 

 Zeitg. Bd. 13, S. 29 (1910); Chem.-Zeitg. Bd. 34. Bep. S. 121 (1910). — Vgl. auch 

 R. Meldrum, 1. c. 



^) J. Bredt, Thermometer zur Schmelzpunktbestimmunir. Cliom.-Zeiti,' 

 S. 221 (1910). 



*) TIi. Wei/I, Einfacher Apparat zur Bestimmung des Sclimelzpunktcs 

 Zeitg. Bd. 34, S.'488 (1910). 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VIll. 28 



Bd. 34. 



(. Iiom - 



