Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 435 



Bezüglich der Vermeidung von Druckdifferenzen bei Siedepunkts- 

 bestimmungen zwischen dem Ort des Thermometers und des Manometers 

 sei auf die Literatur verwiesen. 1) 



Nach Kraft und Lohinann^) läßt sich der Einfluß der Schwere 

 auf die Siedetemperatur direkt messen. Siedeversuche, die in verschiedenen 

 Breitegraden angestellt wurden, ergaben, daß die Einwirkung der Schwer- 

 kraft unter Umständen eine mehrere Zehntelgrade ausmachende Differenz 

 in den Beobachtungen veranlassen kann. 



Bezüglich der Beziehungen zwischen Siedepunkten und chemischer 

 Zusammensetzung:-) stellte Earl*) fest, daß Monol)romderivate organischer 

 Verbindungen einen um etwa 24« höheren Siedepunkt i)esitzen als die 

 entsprechenden Chlorverbindungen, und daß diese Differenz bei Dihalogen- 

 körpern das Doppelte, bei Trihalogenkörpern das Dreifache beträgt. 



Auf Grund gewisser Begelmäljigkeiten, die sich bei der Beobachtung 

 der Siedepunkte organischer Basen unter gleichzeitiger Berücksichtigung 

 des Molekularvolumens ergaben, zeigte Wolgenstein ■% daß die Basizität 

 des Stickstoffs eine direkte Größe dieser Verhältnisse vorstellt, und daß 

 man infolgedessen daraus einen Rückschluß auf die Stärke der Basizität 

 stickstoffhaltiger Substanzen machen kann. Die experimentellen l'nter- 

 suchungen betrafen Gliede*!- der Piperidinreihe, so daß die Versuche 

 für die Alkaloidchemie eine besondere Bedeutung haben. — 



Die Fadenkorrektion bei der Bestimmung des Siedepunktes von 

 Mineralölen in ghisernen Englerkolben erreicht ganz außerordentlich hohe 

 Beträge: abgelesene Siedetemperaturen von 60 — 820« müssen um O'S — 18'8" 

 korrigiert werden. Bei den für zolltechnische Prüfungen vorgeschriebenen 

 Metallkolben betrugen dagegen die notwendigen Korrekturen bei den ent- 

 sprechenden Siedetemperaturen nur 0-2 — IIQ". Diese erheblichen Unter- 

 schiede in den Korrekturbeträgen sind offenbar auf die bessere Wärme- 

 leitung des Metallkolbens zurückzuführen, e) 



') Siehe z. B. : C. i\ Bechenberg-Ch. J. Hansen, L'ber eine wenig beachtete Fehler- 

 quelle bei Siedepunktsbestimmungen unter vermindertem Druck. Journ. f. prakt. Chom. 

 (2), Bd. 79, S. 47.Ö und Bd. 80, S. 449 (1909); Chem.-Zeitg. Bd. 33. Rep. S. 429 un.l 

 649 (1909). 



-) F. Kraft und D. Lohmann, Das Sieden als Überwindung der Schwere und die 

 Siedepunktsbestimmung unter gewöhnlichem Druck. Journ. f. prakt. Chem. (2). Bd. 80. 

 8.469(1909); Chem.-Zeitg. Bd. 33, Rep. S. 649 (1909). — Vgl. auch: F. Krajlt, Das 

 Sieden als Überwindung der Schwere und die Vakuumdestillation. Journ. f. prakt. Chem. 

 (2), Bd. 80. S. 242 (1909). 



") Vgl. darüber z. B.: S. Siniles, Chemische Konstitution und physikalische 

 Eigenschaften. Übersetzt von P. Krassa, bearbeitet und herausgegeben von O. Herzog, 

 Dresden u. Leipzig (Th. Steinkopf), 1914, S. 203 ff. 



*) J. C. Earl, Beziehungen zwischen Siedepunkten. Chem. News. Vol. 100. p. 24ö 

 (1909); Chem.-Zeitg. Bd. 33, Rep. S. 649 (1909). 



°) R. Wolffenstein, Über den Zusammenhang zwischen der chemischen Konstitution 

 und den Siedepunkten. Zeitschr. f. ungew. Chem. Bd. 26, Aufsat/teil S. 54ö (1918). 



") H. F. Wiehc, Berücksichtigung der Fadenkorrektion bei der Temperaturbe- 

 stimmung in den Mineralöl-Siedeapparaten. Chem.-Zeitg. Bd. 36, S. 1306 (1912). 



28* 



