Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 489 



nutzen. Ein Herausfliegen des Stifts, wie es bei ungeschickter Handhabung 

 des Rossignol-Yent'üs manchmal vorkommt, ist bei diesem neuen Ventil 

 ausgeschlossen, ebenso ein Abdrehen der Ventilspindel. Das Ventil ver- 

 meidet ferner die Stopfbüchse, so da(i auch diese (^)uelle von rndichtig- 

 keit in Wegfall kommt. Zwei durch eine Schraube zwischen Veiitil.Ltehiinse 

 und Spindel gequetschte A'ulkanfiberscheibchcn besorgen die Al)dichtung. 

 Vor allem ist auch Rillenbildung im Ventilsitz, die z. B. bei dem Bossicfnol- 

 Ventil zu Undichtigkeiten führen kann, bei der neuen Konstruktion aus- 

 geschlossen, da Spindel und Ventilkegel aus zwei getrennten Stücken be- 

 stehen und der Kegel deshalb beim Öffnen und Schließen des \'entils nicht 

 mitgedreht wird: Eine seithche Führung verhindert jede Di-ehung des 

 Kegels, so daß dieser stets auf die gleiche Stelle des (^ehäuses zu sitzen 

 kommt. A'entilsitz und ^'entikegel besitzen verschiedene Neigungswinkel, 

 so daß die Dichtung theoretisch auf einer Linie stattfindet. 



Wie bereits erwähnt (Bd. I, S. 220), bildet bei den gewöhnlichen Re- 

 duzierventilen die plötzliche Kompression des Sauerstoffes in der Ventil- 

 kammer beim Öffnen des Hahnes und die dadurch bedingte Erhitzung der 

 Hartgummidichtung oder anderer organischer Stoffe (Öl, Leder), die treuer 

 fangen können, eine gew.isse Explosionsgefahr. Ein neues Reduzierventil 

 des Drägerwerks in Lübeck versucht, diese Gefahr auszuschließen.') Das 

 erhitzte Gas, das bei den bisherigen Konstruktionen an der der Sauerstoff- 

 bombe zugekehrten Fläche des Hartgummis zusammengedrängt wurde, 

 wird bei dem neuen Ventil in eine Kammer geleitet, in der die Hitze des 

 komprimierten Gases ganz unschädlich ist und von der ^letallmasse bald 

 abgeleitet wird. Auch bei ruckweisem Öffnen des Ventils sollen daher Ex- 

 plosionen nicht eintreten können. 



2. Allgemeine apparative Technik der Gasentwicklung. 



(Vgl. Bd. I, S. 220—229.) 



a) Gasentwicklung durch die Einwirkung von Flüssigkeiten auf feste Körper. 



(Vgl. S. 221—227.) 



a) Dehraijsclie Apparate. 



(Vgl. S. 222—225.) 



Das Wesen der De^^mj/schen Apparate besteht im Prinzip darin, daß 



der Höhenunterschied der Gefäße für das feste und das flüssige 



Material bequem zu verändern ist, dergestalt, dal> man in weiten 



Bd. 19, S.572 (1913). — Dieselben: Eine Bombe mit Rührwerk zur Messung der Re- 

 aktionsgeschwindigkeit im heterogenen System bei hohen Drucken un.l ein neues Hocb- 

 druckreduzierventil. Chem.-Zeitg. Bd. 37. S. 1288 (1913). - Vgl. ferner: a.lircdi,i 

 und S. E. Carter, Katalytische Synthese der Ameisensäure unter Druck. Ber. d. Deutsch. 



ehem. Ges. Bd. 47, S. 544 (1914). 



») Vgl • K. Bauer, Die Selbstentzündung der R.Mlu/.uM-ventile tur verdichteten 

 Sauerstoff. Werkstatt-Technik. Bd. 7, S. 485 (1913); Die Naturwissenschaften. WA. 1. 

 S. 920 (1913). 



