Ergänzungen zur „Allgemeineu chemischen Laboratoriumstechnik". 



44;") 



(Teruchsbelästiguiig-. Trinzipiell gleich ist die von Purrmann und Ver})eek^) 

 angegebene Vorrichtung, die als Laboratoriums-Zentralapparat speziell für 

 die Entwicklung von Kohlen dioxyd konstruiert worden ist (Fig. 198). 



S) Finkener- Apparate. 



Diese Kategorie von Gasentwicklungsapparaten ist dadurch gekenn- 

 zeichnet, daß die Flüssigkeit von der äußeren Atmosphäre abge- 

 schlossen ist und nur durch einen künstlich erzeugten Gas- 

 tiberdruck zu dem gasentwickelnden festen Material gelangt. 



Fig. 198. 



Gaseutwicklungsapparat nach P-urrmnnn und Verbneli. 



Steht die Flüssigkeit unter gewöhnlichem Luftdruck, so befindet sie sich 

 mit ihrer ganzen Masse unterhalb des festen Materials. 



Die Finkener-Apparate haben vor den 7u>/>schen Apparaten den 

 Vorzug langandauernder Wirkung und größerer Sparsamkeit während des 

 Betriebes, da die Säure vollkommen ausgenützt wird. 



Man kann nach einem Vorschlage TFo/As 2) jeden A'/>yA^chen Apparat 

 mühelos so abändern, daß er nach dem Fi)tl-encrsQ\\Q\\ Prinzip wirkt: Man 



1) C. Purrmann und P. Verbeek, Ein praiitisch bewährter Labdratttriumsapparat 

 zur Entwicklung von Kohleudioxydgas. Chem.-Zeitg. Bd. 35. S. 027 (l'.Ml). 



2) H. Wolf, Über eine Modifikation des Kipimhm Apparates. Chem.-Zcitg. 

 Bd. 18, S. 486 (1894). 



