^g2 Richard Kompf. 



l'raklisclu' Versuchsanoidmiii^'-eii und Liiboratoriuinsappanitt' zur hv- 

 (|uemen ( )zoiK'r/,rui,ninjr wunK'ii von vielen Seiten vorgesclilai^en. Eine be- 

 sonders einfache Vonichtuni,^ gab r. Liebirmann^) an (Fig. 211). Mittelst 

 eines (luiThl)ohrt('n Küikstopt'ens befestigt man in dein einen Schenkel 

 eines U-ltohres ein starkwandiges Reagenzglas, in das ein an einem l'la- 

 tindraht angt'.schweißtes Stück Platinblech -i eingeführt worden ist. ver- 

 schlieLJt den anderen Schenkel kV^)^ T-Rohres mit einem Korkstoiifeu. hängt 

 das (lanze in ein starkwandiges (ilasgefiili i llatterieglasj und füllt dieses 

 sowie das Keagenzrohr mit verdünnter Schwefelsäure vom spezifischen (ie- 

 wicht r4 — 1"). iMe (ilasrühren tili- die (Jaszu- und -ableitung wenlen an 

 die seitlichen Stutzen der U-förmigen Röhre mit Hilfe längerer, durch-' 

 bohrter Korkstopfen angefügt. Sämtliche Korkstopfen werden zweckmäßig 

 vorher mit l'araffin ausgekncht. Die übrige Kinrichtung erbellt aus der 

 Abbildimg. 



l'm bei Anwendung ßerthclot^vlwv Rühren iMitladuugen direkt von 

 der inneren Stromzuleitung zur äußeren zu verhüten, kann mau die 

 Schwefelsäure innen und außen mit einer isolierenden l'aralfinölschicht 

 überdecken. Sicherer gelangt mau aber zu einer vollkommenen Isola- 

 tion, wenn man die äußeren Glasröhren verlängert und die so entstan- 

 denen Manschetten mit vorher durch Erhitzen entwässertem Paraffinöl 

 füllt. -U 



Eine anscheinend recht praktische Versuchseinrichtuug für allgemeine 

 Labdratoriumsarbeiten mit Ozon gab Brach *) an. Der Apparat erlaubt 

 gleichzeitiges Ozonisieren in mehreren, parallel oder auch hintereinander 

 geschalteten Arbeitsgefäßen, die mit Hilfe von Quecksilberverschlüssen 

 leicht montiert und demontiert werden können. Als Leitungsrohr für Ozon 

 empfiehlt derselbe Verfasser wachsumsponnenen Seidenschl.iudi 

 (aNV7r//o/iSche Magensonde) oder verzinnte, biegsame Stahlrohre. Der Sauer- 

 stoff wird zunächst in drei Waschflaschen , von denen die beiden ersten 

 konzentrierte Schwefelsäure enthalten, während die letzte mit l'hos- 

 phorjjentoxyd be.schickt ist, peinlich getrocknet. Das entweichende Sauer- 

 stoff-Ozongemisch wird durch einen mit stückigem Natriumbikarbonat 

 gefüllten Turm geleitet, wodurch es von etwa entstandenen Stickoxyden 

 gereinigt wird. 



Einen elektrischen Ozonapparat mit be(|uem kühlb.ircn. hohjeu 

 Elektroden gab Steynis'') an. — 



') L. V. Lieberitmiin . Einfache Laboratoriuniseinrichtung zur Erzeugung eines 

 kuiitinuierlichcn Stromes oznnisiirtci Luft. (Iieni.-Zcitg. Bfl. 35. S. 734 (li)11). 



■) Auch kupferne Elcktruileii sind anwendbar. 



') E. U. Riesen/eh/ , Stille elektrische Entladungen in Gasen bei Atmosphären- 

 druck. Zeitschr. f. Eloktrochcm. Bd. 17. S. 72(5 (1011). 



••) II. brach , Apparate zum Arlieiten mit Ozon und zu seiner (|u;iiititativon Be- 

 stimmung. (hem.-Zeitg. IJd. 36, S. 1325 (1912). 



^) .7. Sfci/nis, Elektrischer Ozonapparat mit kiihlharon holilcn Elektroden. 

 D. R.-P. 217.308. (hem.-Zeitg. Bd. 34. Rep. S. 85 (1910j. 



