Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik'\ 47;) 



sonderer Vorzug- dieser Art Gasometer ist ihre bequeme Transportierl)ar- 

 keit. Von der Industrie werden die Gasblasen in den (rrüljen von 3 bis 

 oOl Inhalt mit Abstufungen von 2-5 / geliefert. Auch mit einer Schutzhülle 

 von braunem Segeltuch sind sie käuflich. 



Ein Nachteil dieser Sammelgefäliei) besteht darin, (laß fast alle Gase 

 mehr oder weniger rasch durch Kautschukwandungen diffundieren (vgl. 

 dieses Handb. Bd. VI, S. GöO — 653). 



Um bei Gebrauch eines der gewöhnlichen Laboratoriumsgasometer 

 das obere ^Vasserreservoir dauernd mit AVasser gefüllt zu erhalteu. ohne 

 ein Überlaufen befürchten zu müssen, kann uian die von' Wilstcn/eld-} 

 empfohlene Einrichtung treffen (Fig. 213). Man verbindet das untere Ende 

 des Glasrohres a mit der Wasserleitung, das untere Eude des Glasrohrs h 

 mit dem Ausguß, hängt den Apparat in das Wassergefäß hinein und läßt 

 beständig einen mäßig starken Wasserstrom durch ihn hindurchfließen. 

 In dem oben offenen Ansatzstück des Systems tritt dann eine Saugwir- 

 kung auf, die genügt, etwaiges aus dem Rohr c im Überschuß zufließendes 

 Wasser von Zeit zu Zeit abzuhebern. 



Einen „Sicherheitsgasometer", der nur eine bestimmte — vorher 

 einstellbare — Gasmenge abgibt, beschrieb Visser.-) 



2. Sperrflüssigkeiten. 



(Vgl. S. 278— 281.) 



Verwendet man Wasser als Sperrflüssigkeit, so ist es gelegentlich 

 wichtig zu beachten, daß mit Luft in lierührung gewesenes Wasser stets 

 neben Stickstoff etwas Kohlendioxyd und vor allem nicht unerhebliche 

 Mengen Sauerstoff gelöst enthält, der selbst durch Kochen nicht leicht 

 voUständig ausgetrieben werden kann. In einem Liter destillierten Wassers 

 sind bei Zimmertemperatur etwa 9'4 ««</ Sauerstoff gelöst.*) Ebenso sauer- 

 stoffreich — eher etwas weniger — pflegt Leitungswasser zu sein. 

 Um Wasser von seinem Sauerstoff gehalt zu befreien, kann man ihm 

 Manganchlorür und Natronlauge ») oder Natriumsulfit und eine Spur Kupfer- 

 vitriol zusetzen. Die Reaktion zwischen Natriumsulfit und dem in reinem 

 Wasser gelösten Sauerstoff, die bei gewöhnlicher Temperatur überaus träge 

 verläuft, wird nämlich durch die allergeringsten Spuren eines Kupferions 

 außerordentlich stark beschleunigt. Es genügt, daß das Wasser durch einen 



*) Siehe auch z.B.: CI. Winkler, Lehrbuch der techn. Gasanalyse. 3. Aufl. l'.)(M. 

 Leipzig (A. Felix). S. 23. 



-) H. Wüsfenfeld, Vorrichtung zur Vermeidung ilcs Überlaufens offener, mit 

 Wasser gespeister Behälter. Chem.-Zeitg. Bd. 33. S. 412 (1909). 



^) Visser, Der Sicherheitsgasmesser der Pro-Gas-Maatschappy im Haag. Chem.- 

 Zeitg. Bd. 38, S. 213 (1914). 



*) Siehe z.B.: T.Carlsoii, Über die Löslichkeit des Luftsauerstoffs in Wasser. 

 Zeitschr. f. angew. Chem. Bd. 26, S. 713 (1913); Chem.-Zeitg. Bd. 38. Kep. S. 120 (1914). 



5) Vgl. das Verfahren zur Sauerstoffbestimmung in Wasser nach HV;iA7. r: siehe 

 z.B.: ]£. Killt, Untersuchung des Wassers an Urt und Stelle, 2. Aufl , 1911, Berlin 

 (Jul. Springer), S. 79. 



