Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Lab oratoriumsteclinik". 4h1 



Da also der Rotamesser immer nur die Strömungsgeschwindig- 

 keit eines Gases angibt, nmli man zur Bestimmung der absoluten 

 Menge eines durch den Apparat gegangenen Gases stets auch die Zeit 

 feststellen. Zum Messen von Gasen, deren Stnimungsgeschwindigkcit rasch 

 Avechselt, ist die Vorrichtung daher nicht zu gebrauchen. In solchen Fällen 

 muß man eine Gasuhr anwenden (vgl. Bd. I, S. 282 u. Fig. 419, S. 281j. 



Fig. 2U. 



Fipr. 215. 



R o t a m e s s e r . 

 (Apparat zur Bestimmung der Strö- 

 mungsgeschwindigkeit von Gasen.) ] 



Schwimmer des Botaroessers. 



Die Fehlergrenze beträgt beim Rotamesser noch nicht l"/o. gh'icii- 

 viel ob kleine oder große Gasmengen hindurchgehen. Im liandol befinden 

 sich Rotamesser in Größen von y.,o / bis 10 Millionen Litern ."^tündliclieiM 

 Höchstdurchlaß. 



Der Apparat hat sich auch in der Laboratoriumspra.xis bereits aii.><- 

 gezeichnet bewährt, so z. B. bei der Ozondarstelliing zui- liest inimung 



der durch den Ozonisator stündlich strömenden Luft- 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VIII. 



otler Sauerstoff- 

 31 



