Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 483 



ein, daß man einen gut ablesbaren xVusschlag am Manometer erhält, und 

 erreicht auf diese Weise, daß die (Jenauiiikeit der OasinessunL; für t:eriii;i:en 

 Gasverbrauch ebenso groß ist wie für starken. Die durchgehende (ias- 

 raenge hängt nur von der am Manometer abgelesenen Druckdifferenz ab. Der 

 Apparat wird für Luft geeicht. Wird der (iasmesser für andere Gase ver- 

 wandt, so wird zunächst die Zähigkeit des Gases gegenüber Luft be- 

 stimmt und daraus die einmalige Korrektur für die auf Luftverbrauch 

 bezügliche Tabelle berechnet. Der Gasdurchgang ist umgekehrt proportional 

 der Zähigkeit der Gase. — 



Bezüglich der Differentialmanometer von Verbeck ^\ zur Messun^»^ 

 der Strömungsgeschwindigkeiten von Gasen und Gasgemischen sei auf die 

 Griginalarbeit verwiesen. — 



^) P. Verheek, t)ber die Messung des Über- und Unterdruckos (Zuges) und der 

 Geschwindigkeit von Gasen und Gasgemischen. Chem.-Zeitg. Bd. 37. S. 1338 u. 13G1 (l'.)13). 



31* 



