Elektrisch heizbare Vorrichtiuigon zu polarimetrischen Untersuchuugeu etc. 4.^-, 



peratur. Im Inneren des Eanmes sind sechs kleine Sclilitten S angebraciit. 

 Sie dienen zur Aufnahme der Polarisationsrohre. Die Schlitten ruhen auf 

 einer drehbaren Scheibe Seh. Die Achse der Scheibe trii.i^'t einen aus dem 

 großen Deckel in der Mitte hei-ausra,ü:enden Knopf A\ der zum Drehen der 

 Scheibe bei geschlossenem Raum dient. Er enthalt auf seiner oberen Seite 

 Zahlen (1—6), die den Nummern entsprechen, die die Tolarisationsrohre 

 tragen. 



Hat man die gewünschte Temperatur hergestellt, dann beschickt man 

 nun, ohne den großen Deckel abzunehmen, die einzelnen Schlitten mit den 



Fig. 218. 



ZU beobachtenden Polarisationsrohren. Zu diesem Zwecke nimmt man den 

 kleinen Deckel ab und setzt durch die Öffnung dasjenige Kohr in den 

 Schlitten, das die der Stellung des oben erwähnten Knopfes entsprechende 

 Nummer trägt — in Fig. "219 Nr. 4. Nun zieht man den Stift /•' — vgl. 

 Fig. 219 u. 220 — nach außen und dreht den Knopf und damit die Scheibe 

 mit den Schlitten um eine Nummer weiter und setzt wiedei- das der Stel- 

 lung entsprechende Piohr ein. Hat die Scheibe die richtige Stellimg erreicht, 

 dann schnappt der mit einer Feder versehene Stift in eine Vertiefung der 

 Scheibe ein. Dadurch wird erreicht, daß das einzelne Kohr immer mit seiner 



