486 



Emil Abderhalden. 



Achse {^aiiz j:eii;iu in dif Achse des Polarisationsapparates resp. des Rohres 

 I /.'. in Fit;. "219) zu lieiren kommt, durch das man beobachtet. 



Hat man die zu l>eol>achtendon llohro aUc ciuiieh'üt. (hiun ver.'^chlielU 

 man dm l)('ckel und beiiinnt nun in der iiewolmtcn Weise mit der lie- 

 stimmiiiiLi: des Drehvermöirens der Lüsunjjr jenes llolires. da> sich im ( Be- 

 sicht sfehl befintk't. .Man notiert sich den abgelesenen Winkel und sieht 

 dann am Knopf der Achse iler Scheibe nach, welches Uöhr eingestellt war. 

 Nun zieht man den Stift F nach aulW'u. dreht die Scheibe mittelst des 

 Knojjfes etwas, läßt den Stift wieder los und dreht uiin so lana:e, bis 



Fig. 219. 



I . - - - -1 



r'---. ' 



W Widerstand. U^ und /i", Polarisationsrolire. T Thermometer. D Kleiner Deckel. A Ge- 

 heizter Raum. F Stift. K Knopf zum Drehen der Achse der Scheibe Seh. auf dem die 

 Schlitten N sich Ijctinden. (' Rohr, durch das man beobachtet. 



der Stift einschnappt. Ks ist dies das /eichen, dal'i das zweite liohr 

 richti«; ein{i:estellt ist. So beobachtet man ein Kohr nach dem anderen. Be- 

 merkt sei noch, dal) die Scheibe beliebig rechts und links herum gedieht 

 werden kann. Die leeren Kohre bewahrt man bis zum Gebrauch am besten 

 im geheizten llanm auf. damit die beim Versuch eingefüllte Lösung mög- 

 lichst rasch die Temperatur annimmt, bei der man lieobachten will. 



l'ei ^'erwend^mg der beschi'ielx'uen t^inrichtnng zu Untersuchungen 

 über Fermentwirkungen ist die folgende Vorsicht notwendig. Es kann der 

 Fall eintreten, dali sich eine Drehungsänderung bemerkbar macht, ohne dali 

 eine Fermentwirkuiig vorliegt. Es kann z. B. optisch-aktives Substrat aus- 

 fallen. Die Füllung kann zu Boden sinken und so der Beobachtung entgehen. 



