Elektrisch heizbare Vorrichtiingoii zu polarimetrischen Untersuchungen etc. 4^7 



Man schützt sich vor Täuschungen dieser Art dadurch, daP» mau nach 

 beendetem Versuch oder auch während desselben das I'ohirisatioiisnthr 

 rasch aus dem geheizten llaum entfernt uud es umkippt und (hinn sofort 

 wieder die Drehung bestimmt. Waren FäUungen eiugetreteu. dann verraten 

 sie sich, beim Versuche die Drohung zu bestimmen. 



Vorläufig können sechs Rohre untergebracht werden. Sie sind 2'5 an 

 lang und haben einen Inhalt von 2 cm\ Selbstverständlich kann mau auch 

 Einsätze für längere Rohre haben. 



Fig. 220. 



f (infi-»^ü^ 



A Geheizter Raum. . t. 1 • ,■ 



« Schraube zum Befestigen des heizbaren Apparates am Pohirisation.- 



apparate B. 

 D Kleiner Deckel. 

 T Thermometer. 

 i?^ und i?., Polarisatiousrohre. 

 »S Schlitten. 

 Seh Scheibe. 

 F Stift. 

 H Achse. 



Wir beabsichtigen die Vorrichtung nicht nur /u W-rsuchi-u bei 87« zu 

 benutzen, sondern auch Beobachtungen bei anderen Temperaturen anzustell.u. 

 Es läßt sich jede Temperatur mit großer Präzision einstellen und .'rhaltm. 



Da es vorläufig noch nicht gelungen ist, die Temperatur im gesamten 

 Raum des Heizapparates an allen Punkten gleichzuhaltcu. ist es not- 

 wendig, ihn für jede Temperatur, die die Flüssigkeit im Polarisatiousrohre 

 haben soll, zu aichen. Es wird festgesteUt, welche Tcmpciatur das in be- 



