^(1,, Emil Abderhalilcn. 



diT Wa-rschiilc lioL'ond, zu tiviht'ii betiinnt. Auf die leere Wagschalo iiiht 

 man so viele (iewichte unter lUMUitzunt» eines Ivoiters. bis beide Waii- 

 schalen iranz im ( ÜeiiliijeNvicht sind. d. h. bis der Zeii^er der Wage in 

 <;leiclii:e\vicht>la.t:e um den Nullpunkt schwini-t. Diese Kinstelluui' Nvird 

 t'r>t viufzenemmen. nachdem die Knolle einitie Zeit im (leliäuse der ^Vag•e 

 auf den Schalen gestanden hat. Bei der Einstellung wird genau so ver- 

 fahren, wie bei jeder analytischen Wage. 



Der Balken der Wage trägt in der Verliingerung der Mittelschneide 

 einen Tlanspiegel. dessen Fläche sich durch eine IMende vergröliern und 

 verkleinern lälU. Dieser Spiegel, der von einem Gehäuse umueben ist, steht 

 in Kuhelage der Wage ganz senkrecht. Nachdem man die Wage eingestellt 

 hat. wird sie arretiert. Dann wird eine in etwa 2 )ii Entfernung i)etiiid- 

 liche, auf einem Stativ befestigte (dühlampe ( Fig. l^22 m zum Leuchten ge- 

 bracht. Diese wirft durch ein Fernrohr Strahlen auf den erwähnten Spiegel 

 und dieser reflektiert sie auf sehr liclitemi)findliches Papier . das auf einer 

 Trommel aufgespannt ist. Diese dreht sich mittelst eines Uhrwerkes und 

 legt in der Zeiteinheit einen genau bekannten Weg zurück. Nur ein Teil 

 der reflektierten Strahlen gelangt auf das Bapier der Trommel. Es ist 

 nämlich eine P)lende ii\ den Weg der Strahlen eingeschaltet, die nur einen 

 ganz feinen Spalt besitzt. Das durch diesen fallende Strahlenbündel zeichnet 

 auf dem photographischen Papier einen feinen Punkt. Würde die Wage 

 in Kuhelage verharren, dann wüide eine horizontale Linie verzeichnet. 



Sofort, nachdem die Glühlampe eingeschaltet ist, wird die Arretierung 

 der Wage gelöst, inid /war jetzt mittelst eines Uhrwerkes. Dieses bewirkt, 

 dal'i die mit ilun diircli ein Zahnrad in Verbindung stehende xVrretierung.s- 

 welle soweit gi'drelit wird, dal) die drei Exzenter, auf denen die Arre- 

 tierungsvorrichtnngen fiü- die beiden Schalen und den (^)uerbalken ruhen, 

 den tiefsten Stand erreichen. Eine weitere Drehung wird durch eine 

 Hemmungsvorrichtung verhindert. Nun schweben die beiden Schalen mit 

 ihrer Last frei. Jede Veränderung der Gleichgewichtslage wird durch das 

 erwähnte StrahlenlMindel verzeichnet. Handelt es sich um Versuche, bei 

 denen die Gewichtsveränderungen sehr rasch erfolgen, dann ist es rat.sam. 

 zuerst die Arretierung durch das Uhrwerk zu beseitigen und rasch zu be- 

 obachten, ob die Wage gut einsteht und dann erst die (!lühlam])e einzu- 

 schalten. 



Wir wollen aniiehmeu. dali die Knolle an Gewicht verliere. Sie soll 

 sich auf der linken Schale befinden. Infolge dieser Gewichtsabnahme sinkt 

 die rechte Schale immer tiefer. Der Wagbalken nimmt eine schiefe Stellung 

 ein. Der Spiegel muli, da er mit dem Wagbalken fest verbunden ist, jeder 

 Stellungsänderung desselben folgen. Das Strahleubündel wird jetzt nicht 

 mehr horizontal verlaufen, sondern der ..Lichthebel" wandert immer weiter 

 nach oiien. Sobald genau \ (l<'(i Verlust eingetreten ist, ereignet sich 

 folgendes. Am einen Ende des Wagbalkens ist ein kleiner Querbalken frei 

 schwebend angebracht. Dieser trägt an den freien Enden ganz kurze senk- 

 rechte Stäbchen. Ist 1 dcg Gewichtsverlust eingetreten, dann berühren diese 



