Die ilikroluftaualyse und ihre Aiiweiiduiigeii. 



Von Auj^iist Kroijrh, Kopenhagen. 



Das Prinzip der mikrogasanalytisehen Technik beruht aut (h-r 

 wolilbekannten Tatsache, daß kleine Luftblasen in einer Flüssigkeit sich 

 ungefähr so wie etwa halbflüssige Fetttropfen verhalten und sehr leicht 

 z. B. von Gefäß zu Gefäß überführt werden können. Die Handhabung ge- 

 staltet sich daher als von der gewöhnlichen gasanalytischen Technik grund- 

 sätzlich verschieden. Wie sich die gewöhnliche Luftanalyse bei Verkleine- 

 rung der Menge unter etwa 10 cm^ immer schwieriger und mit weniger 

 Genauigkeit durchführen läßt und mit Mengen unter 1 an^ kaum mehr 

 möglich ist, hat die Mikromethode eine obere Grenze bei der Luttuienge, 

 welche nicht mehr als ungeteilte Luftblase gehandhabt werden kann. 



Die mikroanalytische ^lethode ist dann wiederum verschieden, je 

 nachdem man eine Luftblase von 20 bis 1 uun^ oder eine solche von 1 bis 

 0"01 nmi^ zu analysieren hat. Im ersten Falle mißt man die Luftmenge 

 in einer eingeteilten Kapillarröhre von entsprechendem Durchmesser (O-ö 

 bis 0"2 nini), im zweiten aber wird die Luftblase als Kugel betrachtet und 

 unter dem Mikroskope direkt gemessen. Die letztere Form der Analyse 

 nenne ich mikroskopische Gasanalyse. Die erstere wird einfach Mikro- 

 analyse genannt. 



I. Die Mikrogasanalyse, 1) 



Der Apparat 2) (Fig. 224) besteht aus einer in Millimeter geteilten Kapil- 

 larröhre, gewöhnlich von 0*25 mm lichter "Weite. Für einige, unten zu be- 

 sprechende Zwecke kann es nützlich sein, eine etwas weitere llöhre zu be- 

 nützen. Über biHiii Weite hinauszugehen ist jedoch nicht ratsam, weil 

 das nur Schwierigkeiten bei den Manipulationen bereitet und die (Jenauig- 

 keit nicht fördert. Röhren unter 0-2 mm können zwar benutzt werden, 

 beanspruchen aber die Gesichtsschärfe sehr stark. Die beiden Fnden sowie 

 auch der seitliche Ansatz .^ sind zu kleinen Trichtern erweitert. Der obere 

 Trichter 2 bleibt aber verschlossen und dient nur zur Reinigung des Ap- 

 parates. In den dritten Trichter ist eine Schrauiteumutter mit Schraube 

 aus Hartgummi eingefügt. Der ganze Apparat ist vollstiindig mit \\a>ser 



']Krogh, On Micro-Analysis of Gases. Skand. Arch. rhysiol. Vol. 20, p. 279 ( 19(»8). 

 2) Von F. C. Jakob, Hauserplads, Kopenhagen, hergestellt. 



