m\ 



Aueust Krogh. 



refüllt. 



{^eiuiit. l)ie {.M'aduit'rte Küliiv ist mit riiicni Wassermantel nmaeben. in 



FifT- 224. 



wclchom auch ein Tiu'nnometer 

 aii^eltraeiit ist. IKt Mantel 'svinl 

 nicht j^^anz mit Wasser gefüllt. 

 Mittelst der ein*?eschlossencn 

 Luft kann dann das Wasser 

 durchiremischt weiden. 



Um den Apparat gehrauchs- 

 fertig zu machen wird er zuerst 

 oben geöffnet uml die Schraube 

 herausgenoniincn. l)ni-ch die 

 Schraubcnöfliiuiiir wird dann der 

 Trichter ö' mit \y asser gefüllt 

 und die mit Schweine.schmalz 

 gut eingefettete Schraube wie- 

 der eingesetzt. Jetzt wird der 

 Analy.senapparatzweckmäljigmit 

 der lleinigung.>?flasche (Fig. 22ö) 

 und diese mit eim'rWas.^erstrahl- 

 pumpe veibunden. Man fiUit ihn 

 ganz mit Wasser und verscliliellt 

 für einen Ani^iMiblick die obere Öffnung mit dem 

 Finger, um sich zu vergewissern, daß die Sclir.uilxii- 

 mutter und Schraidie vollkommen dicht eingesetzt 

 sind. Wenn die graduierte llöhre gereinigt werden 

 soll. wir<l die Schraube etwas zurückgedreht uml da- 

 durch die /weigröhre 4 mit Luft gefüllt, um das 

 Eindringen der Iteinigungsflüssigkeit in den Trich- 

 ter .V zu verhindern. Frisch hergestellte und daher 

 noch heilie 25"/oigP Schwefelsäure oder Kaliumbi- 

 chromat in 25Voiger Schwefelsäure wird dann in den 

 oberen Trichter hineingefüllt und durchgesaugt. 

 Nachher wird mit Wasser nachgespidt. und schlieli- 

 lich der ganze Apparat mit Wasser gefüllt, aus der 

 lleinigungsflasche heransgeiionimen nntl oben ver- 

 schlossen. 



Um den Apparat zu j)rüfen wird eine ziemlich 

 große Luftblase mittelst Pipette in den unteren 

 'J'richter 1 hineingebracht und ungefähr WO min in 

 die llöhre hinaufgezogen. Der Apparat wird dann 

 umgedreht ( / nach oben). Die Luftl)lase bricht an 

 dem Köhreneingang ab und steigt empoi-. Wenn not- 

 wendig wird Wasser nachgefüllt. Beim Prüfen über- 

 zeugt man sich zuerst, daß' die Luftblase durch die 



