498 



Aupust Krogh. 



Flg. 226. 



fltcii in tlir Kapillart' hiiieinfrekoniincn ist, wird diT Trichter mittelst der 

 >l>uli)ipftte 1 mit el>eii angesäuertem ^Va.s.'^er aiisiresi)ült. Der Apparat wird 



dann vertikal gedieht, die 

 Ijil'thlasc wieder auf ge- 

 luaclit lind Länge und Tem- 

 peratur abgelesen. 



Die Sauerstoffahsorp- 

 tioii wird genau wii^ die 

 Kolilensäiircalisorption he- 

 werkstelligt. Nur verwendet man statt 

 lOVoiger Lauge rinc Lösung von Pvrogallol 

 in konzentrierter Kalilauge (100 // Kaliliy- 

 drat Nr. 2. nicht mit Alkohol gereinigt, auf 

 60rws Wasser). Am l)e(|iiemsten wird die 

 konzentrierte Kalilauge vorrätig gehalten. 

 Man gibt dann ^. 2—1,7 l'yrogallol — es 

 kommt auf die Menge nicht sehr an — in 

 die kleine Flasche, füllt mit Kalilauge auf, 

 verschlieiit und schüttelt um, bis alles auf- 

 gelöst ist. In dem Fläschchen ist die Lö- 

 sung bei Luftabschluij unbegrenzt haltbar. 

 Die Berechnung der Analysen ist sehr 

 einfach und geschieht am leichtesten mit- 

 telst eines Rechenschiebers. Der Larometer- 

 stand ändert sich nie merklich während der 

 wenigen Minuten (ca. 5), die eine Analyse 

 dauert. AVenn sich die Temperatur geän- 

 dert hat. werden die entsprechenden Ab- 

 lesungen mit 0-1 "o füi' 0-20 Temperatur- 

 differenz korrigiert. (Jewöhnlich ändert sich 



Fig. 226. 





-,f^W 



die Temperatur entweder gar nicht oder doch so wenig, daß die Änderung 

 unberücksichtigt bleiben kann. 



