öOO 



Mittel 21 Ol 21 -OC ^)•'^b OsT 



in (k'r gowüluiliclu'n (iasaiialysc benutzt man Kontrölianalysen von 

 riasniischunu-cn von hekaiintor ZusaniinensctziiiiL; lin der Uv^iA atni. Luftj, 

 um »'t\vai^''e Fehler an dem Apparate zu entdeeken. Wenn der Apparat in 

 Ordnuu^^ ist. ist es nicht leieht. ernstliehe Fehler bei der Analyse zu be- 

 f^ehen. ohne es zu bemerken. Bei der Mikroanalyse lieg:t die Sache jzanz anders. 

 Kontrollanalysen sind zwecklos, weil der Apparat nicht leicht solcher 

 Weise in Unordnunir sein kann, dal) er konstant falsche Resultate gibt. 

 Daji^egen kann man sehr leicht, ohne es zu bemerken, bei der einzelnen 

 Analyse einen Fehler liegehen. welcher das Ik'sultat fälscht. ^Venn z. B. 

 ein Staubpartikelchen mit den Beagenzien oder dem Spülwasser in den 

 Apparat gelangt und an dem Meniskus hatten bleibt, wird das leicht zu 

 einer groben Entstellung führen. Ferner geschieht es zuweilen, besonders 

 wenn Blut oder andere organische Flüssigkeiten im Apparate sind, dalj 

 sich eine kleine Gasblase vom oberen Ende der Luftsäule loslöst und em- 

 porsteigt, ohne daß man es bemerkt. Wenn es irgend möglich ist, sollte 

 man daher immei- Ooppelanalysen machen, und nur wenn diese genügend 

 übereinstimmen, das Besultat als gesichert betrachten. Dies ist um so 

 mehr zu em])fehlen. weil die einzelne Analyse ja nur sehr kurze Zeit be- 

 ansprucht. 



II. Die mikroskopische Gasanalyse. ^) 



Für diese Analyse sind erforderlich: 



1. Ein Mikroskop mit schwachen Vergrößerungen (Objektivbrenn- 

 weiten 2" — '/.,"=: 50 — 12 mnf) und mit Okularschraubenmikrometer ver- 

 sehen. Die gewöhnlichen Okularmikrometer sind nicht anwendl)ar. aber 

 man kann sich ohne das Mikrometer behelfen. wenn man mittelst Zeichen- 

 apparats das B>ild der zu analysierenden Luftlilase auf eine I'apierfläche 

 projiziert und hier mittelst Zirkel den Diameter ausmißt. 



2. Ein Analysentrog aus Metall oder (ilas bis 10 mm lioch und 

 ungefähr von den Dimensionen eines englischen ( )bjektträgers. Wenn der 

 Trog aus Metall hergestellt ist, wird im Boden ein Loch gebohrt und ein 

 Objektträger mittelst Paraffin (70" Schmelzpunkt) über den Boden ge- 

 kittet. Zum Trog gehört ferner eine Brücke aus zwei gleichen Messing- 

 klötzchen und einem darüber «jekitteten schmalen (ilasstreifen. 



*) .-1. Kroffh, Mctliods nf Microscopical Gas Aualysis. Skand. Aroh. Physiol. \oI.2ö. 

 p. 1S8(1911). — A. Kroi/h, Coiniiositiou uf Air in Traclioal System of lusects. Il)id. 

 Vol. 29. p. 29 (1913). 



