Die Mikroluftanalyse uud ihre Anwenduugen. 5Q]^ 



3. Eine Einrichtung znr mechanischen Hervorführung (k-r Reagenzien- 

 pipetten (Fig. 22^). 1) 



4. Reagenzienpipetten aus Glas stellt inuu sich am hciiuemsti'U sellist 

 her. Eine passende Glasröhre von 5 mm Dicke wird in der Flamme aus- 

 gezogen bis zu einer Dicke von ungefähr 1 mm. In gewisser IIölic über 

 einer kleinen Flamme, die man ausprobieren muß, gelingt es dann sehr 

 leicht, die ausgezogene Kapillare weiter auszuziehen und beliebig zu biegen. 

 Am oberen Ende werden die Pipetten mit Ebonitschrauben versehen, die 

 man bequem mittelst dickwandigem Gummischlauch aufsetzt. 



5. Als Reagenzien verwendet man zum Füllen des Troges (ilyzerin. 

 200 cm^ werden mit 1 Tropfen Normalsalzsäure angesäuert und gut mit 

 Luft durchgeschüttelt. Ferner hält man vorrätig Kalilauge, dessen spezi- 

 fisches Gewicht ein wenig kleiner als das des Glyzerins ist (25 Gewichts- 

 prozent). Die Absorptionsflüssigkeit für Kohlensäure wird durch Vermischen 

 von 1 cm^ dieser Kalilauge und 9 cm^ Glyzerin hergestellt und wird z. li. 

 mit Rosolsäure stark rot gefärbt. Um die Absorptionsflüssigkeit für Sauer- 

 stoff herzustellen, wird in eine kleine Flasche (20 ('///■') zuerst 0-2 y Pyro- 

 gallol gebracht, dann 2 cm^ der Kalilauge und schlielJlich wird beinahe 

 mit Glyzerin aufgefüllt. Da's Ganze wird umgeschüttelt, gekühlt und dann 

 nach Lüftung des Stopfens wieder geschüttelt, um die Flüssigkeit mit 

 Stickstoff vollständig zu sättigen. Zuletzt wird Paraffinöl in ?> — :> mm 

 Schicht über die Absorptionsflüssigkeit gegossen, um weitere Absorption 

 von Luftsauerstoff zu verhüten. In die Absorptionspipette für Sauerstoff 

 wird immer ein wenig Paraffinöl mit aufgesaugt, und die Pipette wird 

 auswendig nach der Füllung mit Fließpapier sorgfältig abgewischt, damit 

 kein Öl in den Analysentrog gelangt. Es ist von ^Vichtigkeit, daß die Pyro- 

 gallollösung nicht durch frühzeitige Sauerstoffabsorption zu dunkel wird, 

 da man dann den Gang der Absorption unter dem Mikroskop nicht mit 

 genügender Sicherheit verfolgen kann. 



Die Analyse geschieht in folgender Weise : Das Mikroskop muß auf 

 einen genau horizontalen Tisch aufgestellt werden. Die Absorptionspipetten 

 werden beschickt und am bequemsten in Glasflaschen bis zu dem Gebrauch 

 aufgehängt. Der Trog wird mit angesäuertem (Jlyzerin gefällt, bis zur 

 Höhe der Glasbrücke, und auf den Mikroskoptisch gestellt. Die Gashlase, 

 z. B. aus dem Bein eines Insekts, wird jetzt eingeführt und schnell in den 

 Fokus gebracht und so eingesteht, daß man den Rand ganz scharf sieht. 

 Am besten benutzt man eine so starke Vergrößerung, daß der Diameter 

 der Luftblase Vs — V2 des Gesichtsfeldes ausmacht. Man mißt jetzt mittelst 

 des Mikrometers den Diameter so genau wie mciglich und versichert sich 

 durch wiederholtes Einstehen, daß die (iasblase sich nicht bewegt. AVenu 

 das der FaU sein sollte, ist die Brückenunterfläche nicht wagrecht und die 

 AufsteUung muß korrigiert werden. 



^) Kann mit dem Analysentrog aus Metall von der Werkstätte des Laboratoriums 

 Ny Vestergade. Kopenhagen, geliefert werden. 



