Ö02 



August Krogh. 



Nach tk'r .Mt'>>imLj führt iium dii- Kalipipctte vursiclitii: hiiK'in. bis 

 tlif Miiiulimi: dicht mitoihall) der Luftblase zu )ie^^en konnnt mid setzt ein 

 N\eni;_' Kali|,dvzcriii hinzu iFig. '2'29). An tl» r Farbe sieht man. dali die Absorp- 

 tionsfhissiiiki'it \viri<lich in llerüliniiiLi mit der l.uftbhise kommt. Nacli der 

 Abs()r|)fi(>n. wch'hc uuüefidir eine .Minute beansjjrucht. inilit man aufs neue 

 «Icn hiameter der Luftbhise iiml setzt dann die Sauerstoffabsorptions- 

 fUis>ii:kt'it hinzu. Hier sielit man, falls Sauerstoff zui;euen ist. die Absoi-j)- 

 tion sieh vollziehen, indem eine dunkelbraune Zone sich um die Luftblase 

 nach und nach entwickelt. Wenn diese Zone wieder zu eriilassen beiiinnt, 

 ist die Reaktion zu Ende, und man kann zum dritten Male messen. .\lle 

 Messunijen werden ohne Veränderung dei' Vertikaleinstellung des Mikro- 

 skops durchgeführt, hie \'olumina sind mit den dritten l'otenzi-n der ab- 



l-'ig.229. 



gelesenen Diameter proportional. Am bequemsten benutzt man einen 

 Rechenschieber mit spezieller dritter Potenzskala. Auf jeden Fall werden 

 zuerst die dritten Totenzen der abgelesenen Diameter bestimmt, und erst 

 danach die CO..- und O.^-l'rozente auf gewöhnlicher Weise ausgerechnet. 

 Nach einer Analyse mul» natüilidi der Trog sorgfältig gereinigt werden. 



Beispiel. 



Analyse von atmosphärischer Luft. 



' Rechts 11-47 11-67 



Links 



D = 



Ablesunuen 



41.' 



-i(;7 



4r,4 



1V2 7-00 •■>.")] 



D^ = H47 ;U4 257 

 Differenz CO., = '6 O, = 6^ 



Prozent CO., = O-OVo ^h = l^-6Vo Na = 79-5Vo. 



Die Genauigkeit der mikroskopischen Analyse ist natürlich nicht 

 sehr groß. Man kann die Messungen mit einer Genauigkeit von ca. 0-H"/o 

 machen. L)a (1 + a)^, wenn a klein ist, mit großer Annäherung gleich 

 1 + 3a gesetzt werden kann, entspricht dies einer Genauigkeit von zirka 



