Die Mikrohiftaualyso und ihre Aiiwondiiniroii. 5Q5 



A. Die erste Anwendung' erfordert deshalb eine gewisse \'orsicht, 

 weil die Zusammensetzung von kleinen Luftblasen sehr leicht durch Dif- 

 fusion verändert wird, und zwar besonders mit Dezug auf die Kohlen- 

 säure. Man soll daher die (lasblasen so wenig und so kurz wie möglich 

 in Berührung mit fremden Flüssigkeiten lassen. Man soll eine so große 

 Gasblase Avie möglich nehmen und dann von dieser eine passende Menge 

 in die Kapillarröhre hineinziehen und für die Analyse verwenden. 



Wenn das geht, bringt man die Gasblase direkt in den Trichter des 

 Mikroapparates hinein und saugt sie sofort langsam in die liölire hinauf. 

 Gewöhnlich läßt man den Trichter des Apparates in einem Trog- oder 

 Schale tauchen und macht hier die Luftblase direkt unter dem Trichter 

 frei. Schale und Trichter können entweder mit Wasser oder aber mit 

 Glyzerin gefüllt sein. 



Die Sauerstoffwerte können schon über Wasser, wenn man einiger- 

 maßen schnell arbeitet, und eine nicht allzu kleine Luftblase zur Unter- 

 suchung bekommt, vollkommen richtig- werden, selbst wenn die Zusammen- 

 setzung stark von der Atmosphäre abweicht. Ich habe z. B. für Bomben- 

 stickstoff mit 0-OVo COo und 0-48Vo 0. gefunden 0% C(\ und 0-5ö/o Oo. 



Wenn man kohlensäurehaltige Gasblasen über AV asser analysiert, 

 muß man genau darauf achten, daß keine Spur Alkali zugegen ist. Man 

 spült daher mit angesäuertem Wasser und macht am besten die Luftblase 

 bei eben saurer Reaktion frei. Trotzdem bekommt man immer zu niedrige 

 Werte. Ich habe z. B. in 4 Analysen von 5 mm^ Blasen aus Luft mit 

 ö-Qo/oCOa 5-4, 5-3, 4-9, 4-9Vo CO2 gefunden. Dabei hatte ich die ersten 

 Luftblasen sehr groß (30 w;m3 oder mehr) genommen, die beiden letzten 

 kleiner. 



Weit bessere Resultate bekommt man, wenn man die für die Analyse 

 bestimmte Luftblase über Glyzerin aufsammelt. Zu diesem Zweck wird der 

 Trichter nach Ausspülung mit angesäuertem Wasser vollständig entleert, 

 wie es für die EinfüUung von Absorptionsflüssigkeit geschieht. Glyzerin 

 wird dann eingefüllt, der Apparat wird sofort gedreht und der Trichter 

 dabei in einen passenden Trog mit Glyzerin eingetaucht. Mit der Schraube 

 wird ein wenig Wasser aus der graduierten Röhre gepreßt, welches sich 

 als kleine Kuppe über das Glyzerin lagert. Die Luftlilase wird jetzt ein- 

 geführt und in die Röhre gezogen und nachher wird dann das Glyzerin 

 genau wie die Absorptionsflüssigkeit ausgespült. Drei Analysen von Aus- 

 atmungsluft mit 5-72Vo CO2 haben auf diese Weise analysiert ö-6, :y;^ 

 und o-6Vo CO, ergeben. 



Die Mikroanalyse ist unter anderem für die Untersuchung von 

 Schwimmblasengasen von kleinen Fischen (Stichlinge), für die Tracheen- 

 gase von größeren Insekten, für die Luftmengen, die von tauchenden In- 

 sekten mitgeführt werden usw. verwendet worden. 



Für die Anwendung im Freien, für L'ntersuchungcn über die Luft- 

 zusammensetzung in den Schlupfwinkeln allerlei Tiere haben wir den 

 Analysenapparat als portables Instrument in einem leicht tragbaren und 



