f)lO August Krogh. 



Wciiii tlic Totalspaiinmia solcherweise liostimmt worden ist. wird bei 

 al);,^t'>t('llti'iii llliitstroiii dir Klcimnc // licöffnct . um Atinosphärciidniek 

 im Apparati" lu'rziistcik'ii . und dann das Tonometer aus dem Wasser ije- 

 hoben. l>is die liöiire 7 sich in Klemme ^' bringen läl»t. In dieser Höhe 

 ist das Tonometer ein weni«: unter der .Mündung von der llölire '^ iFig. 23()\ 

 und wenn iiuiii jetzt den Miki'oanalysenapparat ;ihniiiinit . wird das lilut 

 /uriickflielHMi und das .Schlauchstück des Tonenirters tidlen. Man kann 

 dann sogleich den nächsten .\iialysenapparat einsetzen und eine neur Be- 

 stimmung machen, währt'ud die erste Luftblase analysiert wird. 



Ueispiel: 'l'onometrie von venösem IHut bei 37". 



Wassertlampftensiou 47 im». liarometer 'i')C) mm. 



Nach 3 Minuten Manometer — 'di) nun . Länge der Blase 66'0 >wm 

 .. 4 , , -30 „ 



— ÖO .. 



— 65 .. 

 G ,. „ — 65 ,, 



.. 7 .. ,. —65 „ 



Totalspaiinnng der gelösten Gase nach dieser Bestimmung 



75() — 60 — 47 = 649 mm. 



Die Analyse der Oasblase gibt: ("0.^=:: 6-3<'V 



02= 4-1 o/o, 

 X„ = 89-6«/o- 

 Die Gasspaiumngen sind somit: CO., »= 0'0(j3 , 649 =: 41 >/^//^ 



0.2 = 0-041 . 649 = 27 ,. 

 N. = 0-896 . 649 = 581 . 



Die Genauigkeit der Spannnngsbestimmung hängt teils von der 

 Totalspannungsbestimmung. teils von der Gasanalyse ab. Die mögliche Ge- 

 nauigkeit der Analysen ist oben erörtert worden. Sie beträgt ±0'P/o = 

 ±_Q-'^mm für den Sauerstoff und Stickstoff ± 0"27o = ± l"5w/^y^ für die 

 Kohlensäure. Die Totalspannung kann sehr genau (bis auf ± 1 mm) be- 

 stimmt werden, wenn sie wenigstens 10 Minuten hindurch wirklich kon- 

 stant ist. Das ist jetloch zumeist mit Bezug auf organische Flüssig- 

 keiten nicht der Fall, und eine Genauigkeit von + ;"> oder ±lmm muli 

 gewöhnlich als befriedigend angesehen werden. Diese Genauigkeit ist er- 

 reicht, wenn sich die Länge einer Gasblase von 3 — iymm- — 60 — lOOm;?^ 

 nicht mehr als 1 mm pro Minute ändert. 



Die Wirkung eines Fehlers in der Totalspannungsbestimmung ist 

 für jedes einzelne (ias eine verschiedene. Diese Verschiedenheiten siml für 

 die Anwendungen der tonometrischen Betrachtungsweise und Methode sehi' 

 wichtig, und es ist dabei- notwendig, etwas ausfiüirlicher darauf einzugehen. 



Wenn der Totaldruck in der Gasblase höher als die Totalspannung 

 der gelösten Gase in der Flüssigkeit ist, wird immerfort (ias von der 



I 



