Die Mikroluftanalyse und ihre Anwendungen. 5]^3 



4. Man muß vor allem schnell arbeiten und den niutstrom so weni^^ 

 und so kurz wie möglich unterbrechen, weil die Unterbrechungen koagu- 

 lationsbefördernd wirken. Der Totaldruck mulj daher im voraus so nahe 

 wie möglich eingestellt werden, und man niul) sich über die kleinste er- 

 forderliche Genauigkeit bei der Totaldruckeinstellung orientieren. 



5. Die Öffnung der Einströmungsröhre (Fig. 2o5, 1) wird am besten 

 sehr eng, etwa 0-2— 0-5 wm je nach der zur Verfügung stehenden JJlut- 

 menge und der vorhandenen Druckdifferenz gewählt. Diese Öffnung wird 

 folgendermaßen hergestellt: Eine Glasröhre von 1 — l-.") tum lichtei- Weite 

 und 2—2-5 mm. Dicke wird etwas ausgezogen und abgeschnitten i l'ig. 237, 1). 

 Die Öffnung wird dann in der Flamme vorsichtig eingeengt, und wenn 

 sie die gewünschte Weite erreicht hat (2), mittelst Schleifsteines oder 

 feiner Feile abgeschliffen, bis die Öffnung nur ein Loch in der dünnen 

 Glaswand darstellt (3). Wenn sich dann 



ein Koagel neben die Öffnung setzen Fig. 237. 



sollte, kann man es leicht durch 

 schnelles Zusammenpressen des Kaut- 

 schukschlauches .5 (Fig. 234) entfernen. 



6. Unmittelbar nach der Touo- 

 metrie muß die Analyse erfolgen. Das 

 Blut unter der Luftblase wird mit 

 l^/oiger Salzlösung sorgfältig ausge- 

 spült. Danach wird die Länge der Luft- 

 blase gemessen und die Analyse dann 



in gewöhnlicher Weise fortgesetzt. Man muß aber auch bei der Analyse schnell 

 arbeiten und dabei genau aufpassen, daß nicht ganz kleine Blasen (gewöhnlich 

 O'o — 0"6 mtu) sich von dem oberen Ende der Luftsäule loslösen. Wenn dies 

 geschieht, kann man zuweilen noch die Analyse retten, indem man das 

 Volumen der kleinen Blasen schätzt und zu den Ablesungen hinzuaddiert. 

 Die Genauigkeit wird natürlich dadurch vermindert. 1) 



Die für Blut beschriebene Technik kann mit unwesentlichen Modifi- 

 kationen auch für andere strömende Flüssigkeiten benutzt werden, wenn 

 sie nur in Mengen von 2 an^ pro Minute erhalten werden können. Wenn 

 die Totalspannung der gelösten Gase nicht zu sehr vom Atmosphärendruck 

 abweicht, empfiehlt es sich oft, den Druck^in der Gasblase nur dadurch 

 zu regulieren, daß man die Ausströmungsöffnung längs einer Zentimeter- 

 skala hebt oder senkt (Fig. 238). \m nicht strömenden oder zu langsam 

 strömenden Flüssigkeiten muß ein genügendes Quantum aufgesanunelt 

 werden. Dies kann über Quecksilber geschehen. Es ist aber meistens weit 

 bequemer, eine der modernen, ganz aus Glas hergestellten Spritzen zu bi'- 

 nützen. Wenn man den Totaldruck nicht im voraus ziemlich genau kennt. 



V) Für tonoraetrische Versuche mit dem Blut ■größerer Tiere und speziell fiir ge- 

 naue Bestimmunsren von C'O^-Spannunsren ist, wie ich glaube, eine makrotonouietrische 

 Methode der Mikromethode vorzuziehen, lirodie hat neuerdings ein ausgezeichnetes In- 

 strument für solche Versuche konstruiert. 



Abderhalden, Huudbucli dor biochemischen Arbeitsmethoden. VIII. 33 



