Die Mikroluftanalyse und ihre Anweiuliiiigeii. 



f)lf) 



10 cm^ machen, und wenn mö-lich. ist es vorteilhalt, es etwas größer zu 

 wählen. 



Die Gasblase wird am besten mittelst des :Mikroanalysenapi)arats ein- 

 geführt, i) Eine passende Blase wird in der •-■rafhiierten lüilire auf ge- 

 wöhnliche Weise hergestellt und für 0,-l!ostimnmngen in einer ().,-armen 

 Flüssigkeit zweckmäßig zu Stickstoff reduziert. Der Trichter wird dann 

 entleert und mit der zu analysierenden Flüssigkeit aus dem Tonometer 

 gefüllt. Der Analysenappa- 

 rat wird schräg nach unten ^''«- -^^■ 

 gedreht, die Luftblase in 

 den Trichter gebracht. Die 

 Spitze des Tonometers wird 

 dann bis an die Luftblase 

 hineingeführt und dieselbe 

 vorsichtig eingesaugt. Der 

 Spannungsausgleich wird 

 durch Schütteln oder me- 

 chanisch bewerkstelligte 

 Rotation besorgt (Fig. 239). 

 Die Ausgleichung von' 

 CO2 - Spannungen dauert 

 nur 1 bis höchstens 2 Mi- 

 nuten. Für den Sauerstoff 

 muß man, besonders wenn 

 nicht von vornherein Stick- 

 stoff eingeführt worden 

 ist , bedeutend länger 

 schütteln. 



Beispiel : In 25 cm^ 

 luftgesättigtes Wasser bei 

 18'^ wurde ins Tonometer 

 eine Stickstoffblase einge- 

 führt und 5 ^Minuten ge- 

 schüttelt. Die Analyse 

 zeigte dann lOO" O-, an. 

 Eine neu eingeführte Stick- 

 stoffblase hatte nach 10 Minuten 210Vo 0, (ISö") und eine danach ein- 

 geführte Blase aus atmosphärischer Luft ebenfalls nach 10 Minuten 20-7 Vo 

 (17-50). 2) 



') Für die Kohlensäure ist ein spezielles kleines Tonometer konstruiert worden 

 (Fig. 240). Das als Stopfen dienende Thermometer trägt unten ein ganz kleines, nacli 

 unten offenes Schälchen, das bei der Einführung von Flüssigkeit automatisch eine 

 passende Gasblase zurückhält. Dieser Apparat wird von F. C. Jaroh, Hauserplads, Kopen- 

 hagen, hergestellt. 



-) Die Differenz zwischen den beiden letzten Bestimmungen entspricht der Tcm- 



peraturdifferenz. 



33* 



