518 Auglist Krogli. Die Mikroltiftanalysc etc. 



Hier wurde nur oiiie sehr geringe Sauerstoft'zohrung beobachtet, und 

 man darf ."Schließen, dali die ersten Werte nicht ent.><tcllt sind. Wie oben 

 auseinandergesetzt, bedürfen aber die Sauerstoffresultate einer Korrektur, 

 wril die Totalspannung nicht richtig eingestellt war. 



Die Totalsjjannung war ungefähr 80" o ^»2< J'^" o^^-: und i;« „ (^'' >j = -'iVo 

 des atmosphärischen Druckes. Sie war somit ungefähr 60 nun niedriger 

 als der Totaldiuck. Nach der Tabelle Seite 510 würde ein Einstellungsfchler 

 von 30 m/;/ bei 35/wm Og-Spannung (ö'Vo) einen Fehler von O'lVo bewirken. 

 Der Fehler ist somit =0-27o '""d der Sauerstoffdruck ö-O— 02 = 4-8Vo 

 oder in mm (750— 46) . 0'048 = 34 mm. 



