über Mikrorespirometrie. 



Von August Krogh, Kopenhagen. 



Während Respirationsapparate für gröCiere Tiere nach dem Begnault- 

 schen Prinzip ziemlich kompliziert sind und sein müssen, wenn eine be- 

 friedigende Genauigkeit erreicht werden soll, können sie für ganz kleine 

 Organismen oder Organe außerordentlich vereinfacht werden, ohne an Ge- 

 nauigkeit einzubüßen. Solche Mikrorespirometer sind zuerst von Thunherg'^' -) 

 beschrieben worden, dann von Winterstein^) und Widmark*) und spätestens 

 wieder von Winterstein ^) weiter modifiziert. Diese Apparate sind im 

 wesentlichen in diesem Hajidbuch schon besprochen.") 



Die letzte Winterstein&Q\iQ Modifikation ist in Fig. 241 gezeigt. Sie ist 

 dadurch gekennzeichnet, daß die bei der Sauerstoffabsorption entstehenden 

 Druckänderungen durch Verschieben des Quecksilbers in der in Kubik- 

 nüUimeter eingeteilten Kapillare wieder kompensiert werden und so das 

 verschwundene Luftquantum direkt ablesbar ist und nicht erst durch 

 Rechnung ermittelt werden braucht. Dieser Vorteil ist jedoch nicht be- 

 sonders groß, weil das Volumen doch jedesmal auf 0" und 760 mm redu- 

 ziert werden muß. 



Die beschriebenen Mikrorespirometer gestatten, mit Ausnahme des 

 großen Thitnbergschen. das schon ziemlich teuer und kompliziert ist. nur die 

 genaue Bestimmung von überaus kleinen Luftmengen, warum gewöhnlich nur 

 kurze Versuche möglich sind. Mit dem letzten Winterstei tischen Apparat kann 

 z. B. nur bis 50 mm^ mit einer Genauigkeit von Ol mm^ abgelesen werden. 



Für beliebig langdauernde und zugleich sehr genaue Versuche habe ich 

 ein sehr einfaches und billiges Mikrorespirometer konstruiert, das eigent- 

 lich nur eine leichte Modifikation des Barcroßschen Apparates für Blutgas- 

 bestimmungen darstellt. 



1) Thunberg, Ein Mikrorespirometer. Skand. Arch. Physiol. Bd. 17. S. 74 (1905). 



-) Thunherg, Eine einfache Anordnung, um die Sauerstoffzobnin!T kleinerer 

 Organismen oder Organe zu demonstrieren. Zentralbl. f. Physiol. Bd. 19. S. ."JW (1905). 



ä) Winterstein, Über den Mechanismus der Gewebsatmung. Zeitscbr. f. aligem. 

 Physiol. Bd. 6. S. 315(1907). 



*) Widmark; tTber die Handhabung des Thunbcr<j-Wint€rstnn%Q\m\ Mikrorespiro- 

 meters. Skand. Arch. Physiol. Bd. 24. S. 321 (1911). 



5) Winterstein, Ein Apparat zur Mikroblutgasanalyse und Mikrorespirometrie. 

 Bloch. Zeitschr. Bd. 46. S. 440 (1912). 



«) Dieses Handbuch. Bd. III. S. 454—460. 



