über Mikrorespirometrie. 



521 



Fig. 242. 



an den beiden Schenkeln des Manometers aufgehängt und soweit belastet, 

 daß sie ins Wasser hinuntersinken. 



Nachdem die beiden Behälter in Wasser bei konstanter Temperatur 

 gebracht worden sind, wartet man wenigstens eine Mertelstunde. bevor 

 man den Apparat verschließt, damit Temperaturgleichgewicht eintreten 

 kann. Sowohl während 

 dieser Vorperiode wie auch 

 während der Versuche 

 selbst muß das Bad sehr 

 sorgfältig durchmischt wer- 

 den, so daß die beiden 

 Behälter stets genau die- 

 selbe Temperatur haben. 

 Selbst eine ganz kleine 

 Temperaturdifferenz kann, 

 wie eine Berechnung- zeigt, 

 große Fehler bedingen. 



Xachdem das Mano- 

 meterverschlossen ist, liest 

 mau zu bestimmter Zeit ' 

 den Stand ab und wieder- 

 holt die Ablesung in pas- 

 senden Zeitintervallen. Jede 

 Ablesung (die erste ausge- 

 nommen) gibt mit der zu- 

 gehörigen Zeitdifferenz di- 

 vidiert eine Bestimmung 

 der Sauerstoffabsorption. 

 Bei konstantem Gaswechsel 

 ist die Druckänderuns', 

 pro .Minute oder Stunde 

 berechnet, jedenfalls nach 

 der ersten Stunde abso- 

 lut konstant, wie die unten 

 gegebenen Beispiele zeigen 

 werden. 



Die Berechnung der 

 Sauerstoffabsorption er- 

 folgt am bequemsten nach 



der von mir früher gegebenen Formel^): Das Volumen des Tierbehälters 

 mit zugehörigem Manometerschenkel sei A, das des Koiiip(>nsatiousbehälters 

 C, der ursprüngliche Druck sei \\ die abgelesene Druckdifferenz d >»m, 

 der Druck von 1 mm Manometerllüssigkeit p und die \olumcnabnahme 



Ji^BlC-T'^ 

 '36 c mm 



') Skand. Arch. Physiol. Bd. 18. S. 382 (1906). 



