522 August Krogh. 



von A. die von dem Eiiiporsteifren der M;m()iiieterfltissig:keit in der zii- 

 gehöriiren Kidui' vi-nu sacht \\iid, sei 'i = ^ • '^■- ^^'J ^' das \ uIuhk-h von 



1 tum der MaiioiiiettTröhre ist. Es sei ferner t« die Temperatur des 

 r.adt'S. t|, dii' l.utttemperatnr und fj, die zniieliöritrc Wasserdampttension. 

 Mau hat daiiu die verschwundene Sauerstoifmenye 



l)ir \'()himiua A und (' ^verden durch Auswieijen mit Wasser be- 

 stimmt und Korrei^turen tür die \'ohnnina der Natronhiuue. des Tieres usw. 

 werden an^'-ebracht. p wird ans dem spezifischen (Gewicht der Manonieter- 

 fUissif,'keit l)erechnet. v durch Kalibrierung der Manometerröhre mit Queck- 

 silber ein für aUemal bestimmt. 



Es leuchtet ein. «iali die (iröße Ap leicht mit sehr großer (Genauigkeit 

 bestimmt werden kann, hie Gröl'ie v bietet darum gewisse Schwierigkeiten, 

 weil die ManometerröJiren nie ganz kalibrisch sind, und es ist ferner unbe- 

 (piem. den Anfangsdruck und die Lufttemperatur jedesmal ablesen uinl in die 

 Kechnung einführen zu müs.^^en. p]s ist daher außerordentlich vorteilhaft. 

 wie Barcro/f auch angegeben hat, die Manometerröhren eng zu wählen. 

 In sehr engen llöhren kann man aber nur leichtbewegHohe Flüssig- 

 keiten anwenden, und ich bin daher zur Anwendung von reinstem käuf- 

 lichen Petroleum in Röhren von 04 bis höchstens O'bnini Durchmesser 

 übergegangen, v ist dann = 0126 bis höchstens 0T0!>?>?j»3^ 1 )ntn Petroleum 

 entspricht 00000740 Atmosphären Druck, und wenn ich z.B. einen Behälter 

 von 40 r,)f^ anwende, habe ich Ap = 40 . 10^ . 740 . lO-'- = L>l)(i /;;w;'. 

 Es leuchtet ein. dal'i die verschiedenen Korrekturen, die auf v anzubringen 

 sind, nur einen sehr kleinen Einfluß haben können. Ich reduziere daher 

 V ein für allemal von gewöhnlicher Temperatur und mittlerem Barometer- 

 stand (17° und Ibo )inn) auf 0" und 1(^0 mm. und das reduzierte Volumen 

 wird mit dem direkt bestimmten auf jeden Manometer eingeschrieben. 



Wenn die zwei Behälter A und C nicht mehr als 10"% verschieden sind, 

 was gewöhnlich sehr leicht zu erreichen ist. wird auch die Korrektur 



4 I /~1 



— ^y, — belanglos, und der Gaswert von 1 inm wird einfach durch das korri- 

 gierte Volumen des Tierbeliälters in KubikmilUnieter ausgedrückt, mit 



273 

 7*40 . 1 0~^ . -;— — ^— multipliziert -f- das reduzierte Volumen von \ »im 



der Manometerröhre. 



Bei den genauesten Versuchen, die bei verschiedenen Temperaturen 

 angestellt werden . muß man natürlich den Korrekturen auf v Rechnung 

 tragen und es kann ferner notwendig sein, noch die thermische Ausdehnung 

 und daraus folgende Änderung des spezifischen (iewichts der Manometer- 

 flüssigkeit zu berücksichtigen in solchen Fällen, wenn auch diese größeren 

 Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Dies geschieht am besten da- 



