über Mikrorespirometrie. 



527 



Bei gToßen Behältern macht sich der Manj^^el an Durchmischun^' der 

 Luft und der Lauge als störender Fehler bemerkbar und ferner wird es 

 schwieriger, beide Behalter bei genau derselben konstanten Temperatur 

 zu halten. Ich habe gefunden, daß man nicht über 200 an -^ un(l somit 

 nicht über 1 g Tiergewicht hinausgehen sollte. Die Behälter wähle man 

 immer dünnwandig und von möglichst runder Form, um die Temperatur- 

 konstanz und die Gasdiffusion im Innern zu fördern. Fig. 245 zeigt einige 

 Tierbehälter, die ich benutzt und als zweckmäßig befunden habe. Nr. 1 

 ist für Durchspülung und Füllung mit einer, von der gewöhnlichen ab- 

 weichenden Atmosphäre eingerichtet. 3 und 6 sind mit einspringenden 

 Glasknöpfen versehen, auf welche ein durchlöcherter Zwischenboden ein- 

 gelegt werden kann. 



Bestimmungen bei wechselnder Intensität der Kohlensäure- 

 produktion. In Apparaten dieser Art ist natürlich das COa-Prozeut im Tier- 



Fig. 245. 



behälter nie gleich 0, sondern es muß eine gewisse Größe haben, damit (ileich- 

 gewicht zwischen Produktion und Absorption bestehen kann. Px'i wech- 

 selnder Intensität der Kohlensäureproduktion muß sich die C'().,-Mengt' im 

 Tierbehälter ändern, und dies muß zu Fehlern \'eranlassung geben, beson- 

 ders wenn das CO..-Prozent ein hohes ist, weil l)ei den S.auerstoffabsorp- 

 tionsmessungen davon ausgegangen wird, daß die Kohlensäuremenge kon- 

 stant bleibt. Sinkt z. B. die CCX-Menge während einer Stunde von 20 bis 

 10 mm3, wird man in derselben Zeit eine 10 nnn' /.n iiolie 0.,-Absori>tion 

 ablesen. Ich habe daher an einem Apparat mit 40(v/<s-llehältern (Fig. 245, 

 Nr. 3) die Geschwindigkeit der Kohlensäureabsorption bei verschiedenen 

 CO.-Mengen gemessen. Der Apparat wurde wie gewöhnlich in ein Wasser- 

 bad' aufgehängt, und nachdem Temperaturkonstanz eingetreten war, wurde 

 etwas c6..-haltige Luft in den einen Behälter eingeführt und nach erfolgter 

 Druckausgleichung der Apparat verschlossen. Das Manometer fing nun an 



