Fimktionsimtersiicliiiügen an den Lungen desMensclien 

 mittelst gasanalytisclier Metlioden. 



Von August Krogb, Kopenhagen. 



Die folgenden Bestimmungen lassen sich mit derselben Apparatur 

 und nahezu derselben Methodik unter Anwendung verschiedener Gase an 

 den Lungen lebender Menschen ausführen: 



1. Bestimmung von Exspirationsstellung und Vitalkapazität. 



2. Bestimmung der Residualluft. 



3. Bestimmung des „schädlichen Raumes" der Respirationswege. 



4. Bestimmung des Gasdiffusionskonstanten der Lungen. 



5. Bestimmung des Minutenvolumens des Blutstroms. 



6. Bestimmung der Sauerstoff- und Kohlensäurespannungen des nach 

 den Lungen kommenden venösen Blutes. 



Die Volumenbestimmungen haben teils selbständiges Interesse, teils 

 sind sie für die übrigen Bestimmungen notwendig. Dies gilt speziell für 

 die Bestimmungen der Mittelstellung und der Residualluft. 



Für alle Bestimmungen benutzt man registrierende Spirometer 

 (Fig. 246), welche den Aeroplethysmographen nachgeahmt sind und aulier- 

 ordentlich präzis arbeiten. Das Spirometer besteht aus einem aus Aluminium 

 gegossenen I'ntergestell, welches mit einer Wasserrinne versehen ist, und 

 einer Glocke (SpGl) aus paraffiniertem Aluminiumblech, die sich auf 

 zwei Stahlspitzen drehend in dem Wasser auf und nieder bewegen kann. 

 Die (ilocke ist zur Stirnschreibung auf einer in konstantem Abstand sich 

 befindenden Kvmographientrommel (Tr) eingerichtet. Eine einfache Tromiufl 

 mit Uhrwerk gehört zu dem Apparat und ist auf dem Stativ fest ange- 

 bracht. Jedem Spirometer wird ein in Liter und Unterabteilungen ge- 

 teilter Maßstab mitgegeben, welcher der genauen Ausmessung ilcr Kurven 

 dient. Beim Gebrauch läßt man immer zuerst die Spirometerglocke in 

 ihrer tiefsten Stellung eine Nullinie auf der Trommel zeichnen. Mittelst 

 dieser w^erden bei der Ausmessung die Kurven orientiert. Aullcrdem trägt 

 das Spirometer eine feste Skala, welche die direkte Altlesung der N'oluinina 

 in Liter gestattet. Zu dem vollständigen Apparat gehört fernci- eine Uhr 

 (Z)^ welche Hundertstelminuten direkt auf die Trommel schreibt. Im Boden 

 des Spirometers ist eine "\'ertiefung. welche zwei Schraubenflügrl beherbergt 

 (siehe Fig. 255). Diese können durch ein Uhrwerk betätigt werden und be- 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. V]II. 34 



