530 



August Krogh. 



wirken (iaiiii in ein paar Sckmulun (.'ine voUkoinnK'ne .Misrhunj^' der (Jase im 

 Spirunu-ter. IMi-sf Mischvorrirhtnn^^ ist sehr wesentlich, wenn es sich dar- 

 um hamU'lt, unmittelbar nach Einatmung; in das Spirometer eine genaue 

 l)urch>chnittsprol)e zu erhalten. Das Spirometei- ist ferner mit vier Ivöhren- 

 ansätzen versehen. Eine weite nml iiiüyiichst kurze dient zum Ein- und 

 Ausatmen und wird mit dem unten zu beschreibenden Hahn verbunden. 

 Eine andere ist uniicfahr >^ »im weit und dient zur Eiideituug voniiasen, 

 wenn bestimmte Mischuuiren im Spirometer hergestellt werden sollen. Zwei 

 kleine und enge Röhrcheu entllich dienen zur Entnahme von Luftproben 

 aus dem Spirometer. 



Die Spirometer werden in zweiiirüben hergestellt. Das größere mil'it 

 bis T /. Der Mabstab ist in \ jo / eingeteilt und \{) cni' k(iiinen noch ge- 



l'iK.liiO. 



schätzt werden. Das kleinere mißt bis D.")/ und i<t in '4o ^ eingeteilt, 

 2 cms können noch geschätzt werden. Das kleinere dient ausschlieblich für 

 Bestimmungen des schädlichen Iiaumes, das größere für alle übrigen Be- 

 stimmungen. 



Die S])irometer müssen genau horizontal aufgestellt und die Kinne 

 bis zum Ilande mit \Vasser gefüllt Nverden. 



Der Dreiwegehahn (Eig. 247) ist aus Metall mit 22 w»'-Böhrenansätzen 

 hergestellt und gestattet die Verbindung zwischen Mundstück und Spiro- 

 meter oder zwischen Mundstück und äußerer Luft. Wenn der Handgriff 

 vertikal steht, ist der Hahn verschlossen. Zwei enge Röhrchen (a und b) 

 ermöglichen die Entnahme von Luftproben entweder vom Mundstück au,'^ 



