534 August Krojrli. 



hoch iit'Stcllt, dal) sich (his (^»ikH-k.sill»fr in der llüivttc diclit uiilcr dein Hahn 

 iH't'indet. Die \"eil)indun,ir mit der Gassannnehiihn' wird heriiestellt und man 

 lillit ca. 2 cm^ in <lie Bürette hinüherströnon. iMuch Drehen des oheren 

 Hahnes wird diese Meni,^e wieder mich (h-r Atmosi)häre ausgetrieben, wobei 

 man einen Finjjer bei ^/ anbringt, um die Ausströmung zu reg-ulieren und zu 

 verinndern. «hd» das Quecksilber in Schwiniiungen gerät. Die AusspiUung mit 

 2 cni^ aus der Probe wird :'>mal wie(h'rholt und (h-iiin die Probe eini;etriel)en. 

 Es entsteht dal>ei in der (iasbürette ein ("berdruck. l'm diesen zu be- 

 seitigen, verschließt man di'U Hahn der (Jassammelrühre, ehe noch die 

 Bürette gefüllt ist, und senkt dann das Niveaugefäjj weiter, bis der 

 atniosphärische Druck erreicht ist. 



Bei den im Folgenden erwähnten \'olummessungcii an den LiniLrii und 

 Luftwegen werden die Volumina aus Volumänderungen der Luft im Spiro- 

 meter berechnet. In den Lungen befindet sich aber die Luft bei HT^ und 

 ist überdies bei dieser Temperatur mit Wasserdampf gesättigt. Die wahren 

 Lungenvolumina sind deshalb entsprechend gröber, und sie werden am 

 einfachsten gefunden, indem man mit Hilfe der folgenden kleinen Taitelle 

 (nach HaJdaih) die direkt i)erechneten \'olumina zuerst auf 0" reduziert 

 und dann auf ^T" hinführt. Ist eine Bestimmung z. B. bei IT" und TöO mm 

 Druck gemacht, wird das gefundene Volumen mit OMl multipliziert und 

 mit sl-44 dividiert. 



Für die meisten uns interessierenden Bestimmungen kann man aber 

 die Ileduktionen ganz entbehren und die Volumina, wie sie abgelesen sind, 

 benützen, voiviusgeseztt. dali sie alle bei gewöhnlicher Zimmertemperatur 

 zwischen etwa 15" und 20° gemacht worden sind. 



Tabelle für die Beduktion von feucht gemessenen (iasvolunii na 

 auf 0°, KK) mm Druck und Trockenheit (nach Hahlano. 



