544 August Krogh. 



mal soviel Wa.sx'r. wie man Kohlenoxyd braucht und troil>t es dadiireh in 

 das Spirometer hinülter. Naeli drr Vermischuujr wiid auch der Sehlaiich 

 bis zum Dreiwe^^'hahn durch Austreil)uni: von ^ ., l mit der TO-Mischung 

 irefiillt. hie Versuchsperson atmet zunächst eine kurze Zeit durch Mund- 

 stück und Hahn aus der Atmosphäre. Nachdem die Trommel und die 

 /(•itxlnfiliuni: in Gang gesetzt sind, macht sie auf i!ei2ei)enen IJetehl eine 

 Ausatmung bis zur Kesidualluft. Der Hahn wird dann gedreht und sie 

 macht eine tiefe Einatmung aus dem Spirometer. Nach ein paar Sekunden 

 wird wieder ausgeatmet, und zwar wenigstens soviel, dal) man sicher sein 

 kann, dab der Schlauch bis zum Spirometer mit Alveolarluft gefüllt ist.^) 

 Der llalin wird dann geschlossen und durch die Möhre b am Hahn wird 

 aus der Leitung eine Probe der Alveolenluft genommen. Nach etwa 

 O'l Minute wird der Hahn wieder nach dem Si)irometer geöffnet und eine 

 erneute tiefe Ausatmung gemacht, rnmittelbar nachher wird der Hahn 

 nach außen gedreht, eine zweite Alveolarluftpiobe aus der Leitung ge- 

 nommen und die Trommel zum Stillstand gebracht. 



l>ie Kohlenoxydanalysen müs.sen mit großer Sorgfalt gemacht werden, 

 weil die absoluten Mengen von Kohlenoxyd sehr gering sind und die 

 I'chler daher einen sehr großen Einfluß auf das Resultat ausüi»en können. 

 Man absorbiert daher zuerst die Kohlensäure und bestimmt danach so- 

 wohl die Kontraktion nach \'erbrenuung. wie auch durch Absorption die 

 gel)ildete C'Oo-Menge. Die letztere soll genau das Doppelte der Kontraktion 

 betragen. Wenn das nicht der Fall ist. sind entweder noch andere brenn- 

 bare Gase im (lemisch vorhanden, oder der Apparat ist nicht ganz rein. 

 Wenn die Kontraktions- und C0.2-Werte gut stimmen, benutzt man die 

 Summe beider. Wenn kleine Abweichungen zwischen den beiden Zahlen 

 vorhanden sind, und besonders wenn die CO-^-Werte etwas mehr als doppelt 

 so groß wie die Kontraktionswerte sind, gibt man nach der Erfahrung von 

 M. Knxjh den Kontraktionszahlen den A'orzug. In der Berechnung ist 

 es ganz gleichgültig, ob man die Kohlenoxydzahlen selbst oder beliebig 

 andere, damit proportionale Werte benutzt. -j In vielen Fällen ist es vorteil- 

 haft, wenn auch nicht notwendig, den Sauerstoff zu bestimmen. Zu dem 

 direkt duich Absorption gefundenen Sauerstoffwerte muß man dann noch 

 den bei der CO-Verbrennung verbrauchten Sauerstoff hinzuaddieren. 



') l)ie für bestimmte Fälle günstigste Größe dur Ausatmung wird unten iiiilicr lie- 

 sprochen. 



-) Im liiesigen LalMiratoriiun sind die CO-Analysen mittelst eines speziell dafür 

 oinserichtetcn sehr genauen Aualysenupparates, der noch die Bestimmuni: von OOOlVo 

 gestattet, ausgeführt worden. Dieser Apparat, dessen Bürette 35 cw/" faßt, von welchen 

 8" in 0"01"/ü geteilt sind, ist nach dem rettcrson%Q\iQi\ Prinzip eingerichtet . weil das 

 Haldanesche Kalimannmcter für die gewünschte Genauitrkeit nicht empfindlich genug 

 ist. Die große Genauigkeit hat sich für das Fahnden auf Feliler(iuellen, sowohl hei der 

 Analyse wie in der Bestimmung als Ganzes, als sehr nfitzlich erwiesen. Sie ist aber 

 sclnver zu eiTeichen und. wenn die hier gegel)enen Vorschriften genau befolsrt werden, 

 niclit für die Bestimmungen alisolut notwendig. 



