Die .,interferometrische Methode" zum Studium der Abwehrfermentc. 56;-J 



der durch verschiedene Lichtbrechiin.oen erzeugten verschohencii Interferenz- 

 erscheinung sichtbar zu maciien, also ein unveränderliches \'ergleirhs- 

 spektrum. Es stellt hierdurch das unveränderliche System eine ideale Null- 

 marke dar. Durch Drehen der Schraube eines Kompensators kann man 

 leicht die zwei oben erwähnten schwarzen Streifen, die das Maximum 

 nuUter Ordnung (das Weiße) begrenzen , in dem oberen uikI unteren lülde 

 genau auf Koinzidenz einstellen. Durch Ablesen der hierzu notwendig ge- 

 wesenen Trommelumdrehung kann man die Unterschiede in dem Liclit- 

 breehungsvermögen der beiden verglichenen Substanzen feststellen. 



Das eben beschriebene Interferometer ist speziell für Oasunter- 

 suchungen gebaut. Aus ihm entstand durch Anwendung des Prinzips der 

 Autokollimation das tragbare Gasinterferometer. ») Abgesehen davon, dali 

 die Gaskammer desselben im Gegensatz zu der 1 m langen Kammer des 

 ,, langen Interferometers" in der Regel nur \0 cm lang ist, weicht es von 

 diesem insofern ab, als Kollimator und Fernrohr zu einem einzigen Teile 

 vereinigt sind, dessen Objektiv die Strahlen auf dem Hinwege zum Spiegel 

 parallel und auf dem Rückwege wieder konvergent macht. In der Hrenn- 

 ebene des Objektivs sind nebeneinander der sehr fein verstellbare Spalt und 

 das Zvlinderokular angeordnet. Durch das Zvlinderokular. sämtliche Inter- 

 ferometertypen sind mit einem solchen versehen , wird der durch hohe 

 Vergrößerung verursachte Übelstand der geringen Helligkeit des Bildes in 

 eleganter Weise überwunden. Ein Zylinderokulai* vergrößert nur in der 

 Richtung senkrecht zu seiner Achse , wirkt aber in Ebenen , die durch die 

 Achse gehen , wie ein Fenster. Vermöge dieser Trennung durch diese 

 letztere Eigenschaft werden die beiden Streifensysteme auf das vorteil- 

 hafteste getrennt. Die Gaskammern, ebenso die Kompensatorplatten werden 

 zweimal von den Lichtstrahlen durchsetzt. Die beugende l)üppelblende ist 

 in oder dicht an die Spiegelebene gelegt. 



In direkter Anlehnung an dieses tragbare Gasinterferometer wurde nun 

 von Löwe-) das Flüssigkeitsinterferometer^) konstruiert (Fig. 260. 2»)1, l'M'J). 

 Zur Aufnahme der beiden zu untersuchenden respektive zu veruleichenden 

 Flüssigkeiten dienen Kammern, welche zwecks Temi)eraturausgleiclis in 

 einem Temperierbade angeordnet sind.*) Die zu beobachtenden Erscheinungen 



1) F. Löwe, Ein tragbares Interferometer für Flüssigkeiten und Gase. Zeitscbr. 

 f. Instrumentenk. Bd. 30. S. 321-329 (1910). - Derselbe. Ein neues Interferometer 

 für Gase und Flüssigkeiten. Physik. Zeitschr. Bd. 11. S. 1047— 10r-)l (1910). 



-) F. Loire, 1. c. 



') Die beschriebenen Interferometer werden von der Firma C. X,isx-^cl\a herge- 

 stellt. Ein Wasseriuterferometer mit einer auswechselbaren Wasserkammer kostet 

 M. 625.—. Zur Ausrüstung gehören: 1 Akkumulator zu 4 Volt, in liolzl>elialter. mit 

 Kabel und Steckkontakt M. 35.— , ein Gestell M. 10.-, (\ Keserveosramlampchou 

 M. 10-50 sowie ein Thermometer 0—50" in '/,,» geteilt M. IG.-. Die (iesamtkosten für die 

 einfachste Ausrüstung belaufen sich also auf M. 696.50. Für jode weitere Kammer wer.len 

 M. 75. — berechnet. 



*) Das Wasseriuterferometer kann auf W unscli auch mit einer Gaskammer vor- 

 sehen werden, so daß es eine Kombination von Gas- uiul Flüssigkeitsinfernmeter dar- 

 stellt. Die Kosten einer Gaskammer einschließlich des Anpassens belaufen sich auf 



