Die „intcrferometrisclic Mctliodo" zum Stiidium der Abwehrformente. 565 



Die Kammern sind so konstruiert, daß sie auf das bequemste ge- 

 füllt und vor allen Dingen gereinii-t werden können (Fig. 26.*i). Sie werden 

 für gewöhnlich in Kammerlängen von ö, 10, 20, 40 und 50 wm geliefert. 



Gebrauch des Interferometers. 



Was die Untersuchung mit dem Interferomcter im allgemeinen (auf 

 die spezielle Untersuchungstechnik bei serologischen Ail)eiten wird weiter 

 unten eingegangen) anbetrifft, so wird nach Feststellung des Nullpunktes 

 mit gleichartigen Flüssigkeiten, z. B. destilliertem Wassei-. in beiden Iliilften 

 der Doppelkammer, die eine der beiden Kammerhälften ausgehebert und 

 sorgfältig mit Filtrierpapier ausgetrocknet. Die letzten Spuren von Feuchtig- 

 keit werden durch ein über ein Holzstäbchen gewickeltes Wattebäuschchen 

 entfernt. Durch nochmaliges Xachreiben mit einem frischen W :ittei>äusclichen 

 entfernt man etwaige 



Wattefäserchen , die an Fipr.aci. 



den Glasplatten der Kam- 

 mer haften gebheben sein 

 soUten. Es sei hier darauf, 

 hingewiesen, daß ein Re- 

 feuchten der Kammern 

 mit Alkohol, Toluol oder 

 ähnlichen harzlösenden Sub- 

 stanzen wegen des Kittes, 

 mit dem die Glasfenster 

 der Kammern befestigt 

 sind, ängstlich vermieden 

 werden muß. Xun wird 

 die auf diese Weise ge- 



reinigte Kammerhälfte mit 



Der „Kopf"' des Fliissigkeitsinterferometprs. A'Fdio Bolonrh 

 tungseinrichtung. Ok das Ukkular. MT die Mi-Uirninmel. 



der zu untersuchenden 

 Flüssigkeit gefüllt. Es ist 



nun notwendig, mit der eigenthchen Messung, d. h. mii (lein Einstellen 

 der beiden Beugungserscheinungen auf Koinzidenz, so lange zu warten, 

 bis die Temperatur zwischen den gefüllten Kammern und dem Tem- 

 perierbad ausgeglichen ist. Dieser Vorgang dauert, wenn die Fösum:en 

 bereits einige Zeit in dem Beobachtungsraum aufbewahrt waren, nur 

 wenige Minuten, da der Temperaturausgleich durch die vergoldeten 

 Kammern sehr rasch vor sich geht. Man kann den Temperaturausgleich 

 sehr leicht verfolgen. Ist er noch nicht beendet, so sind die Streifen des 

 veränderlichen Systems entweder krumm (Fig. 264), oder sie verlaufen 

 schräg zu denen des unveränderten Interferenzbildes. Fs darf also mit der 

 Messung erst dann begonnen werden, wenn das Interiereii/bild sein nor- 

 males Aussehen wieder angenommen hat, was im allgemeinen in l* bis 

 8 Minuten eingetreten sein dürfte. 



