570 P*"' Hirsch. 



Von zwei sorj^'fältiif mit (iiiiiimi>toi)t'cn vcrschlieljliareii sterilen /eii- 

 trifuirier^'lilscheu ' ) wird das eine mit Serum, das andere mit Serum + 

 einer aligewu^'enen Meniie Sulxstrat i man soll im allgemeinen etwa O'Oö 

 bis Ol 7 anwenden) besehickt. ilst die Ahhanmüiiliekkeit von versehiedenen 

 ( )r<,'anen zu prüfen , so müssen selbstverständlich entsprechend vieli' Zen- 

 trit'uirierirläschen },^enommen werden.) Meide Itührclien werden ijenau 

 24 Stunden bei lirutschranktemperatur auti>ehohen . nach Ablauf dieser 

 Zeit zt'Utrifu^-iert und dann die beiden klaren Sera interferometriseh 

 untersucht. Zu diesem Zwecke wird die eine Kammerhälfte einer Doppel- 

 kammer (es empfiehlt sich die Uenutzun^- der .') ^///-Kammer wegen des 

 y:eringen Inhalts i mit dem Serum, das auf das Substrat ein^^ewirkt hatte, 

 die andere Hälfte mit dem als Vergleichsflüssigkeit dienenden unbehandelten 

 Serum beschickt. Die Kammer wird in das Interferometei* so eingesetzt, 

 dali das höher konzentrierte Serum, es kann dies gegebenenfalls nur das 

 Serum sein, welches auf das Substrat eingewirkt hatte, sich auf der Seite 

 des verstellbaren Kompensators oder mit anderen ^Vorten auf der Seite 

 der MeLitrommel befindet. 



Es sollen hier an dieser Stelle einige Bemerkungen über den Einflub 

 der Temperatur auf das Resultat der Messungen gemacht werden. Man 

 kann geneigt sein, annehmen zu müssen, daii das Resultat der interfero- 

 metrischen Messungen in ähnlicher Weise von der Temperatur abhängig 

 sei wie das Drelmngsvermögen bei der pohirimetrischen Messung, man 

 also zu genauen Messungen eine Temperatur von oTo" einhalten müsse. 

 Es ist dies jedoch bei Differenzmessungen, wie sie bei der ..interfero- 

 metrischen Methode" zur \'erfolgung von Abwehrferment Wirkungen aus- 

 geführt werden, nicht der Fall. Es haben ausgeführte Versuche ergeben, 

 daß die Differenz in Trommelteilen, d. li. die Anzahl der Trommelteile, 

 die durch das wegen der Verschiei)ung der Interferenzfiguivn bedingte 

 Drehen der Kompensatorschraube als Ausschlag abgelesen wurden, inner- 

 halb weiter Temperaturunterschiede die gleiche ist. Es ist an sich ohne 

 jeden Einflull bei dem Resultat der Messungen, ob diese bei einer Tem- 

 peratur von l()o oder 40" ausgeführt werden. Allerdings gilt diese Tatsache 

 nur bei Differenzmessungen von gleichartigen Substanzen wie in unserem 

 Falle von Serum. Sind die zu vergleichenden Substanzen heterogen, so 

 spielen die Temperatureinflüsse auf das Resultat fler Messungen eine 

 ziemlich bedeutende Rolle. Man kann wohl sagen. dalJ die Unabhängigkeit 

 von der Temi)eratur ein nicht zu unterschätzender X'orteil der ..interfero- 

 metrischen Methode" ist. Nur die Einwirkung des Serums auf das Sub- 

 strat ist an die Temperatur von ;}7'ö" gebunden. 



Hat die Dopix'lkammer die Temperatur des Tem[)erie!l)ades ange- 

 nommen, so führt man die Messung aus. Nach jeder Messung muß die 

 Kammer auf das sorgfältigste gereinigt und getrocknet werden (vgl. oben). 



M Zentrifiigicrgliiscr in brauchbarer Form und Größe liefert Erich Koelluer, Glas- 

 tcchnischo Anstalt. Jena. 



