Die „interferomelrische Methode" zum Studium der Abwehrfermeutc. 'ü\ 



Bei Benutzung von Serum empfiehlt es sich, die Kaniincr ii.ich Kiittenicii 

 desselben zuerst mit physiologischer Kochsalzlösung und dann erst mit 

 destilliertem Wasser auszuspülen. Man entleert die Kammer am besten 

 mittelst einer öcms-Pipette mit Gumraibirm.'. 



Fehlerquellen der Methode. 



Abgesehen von den Fehler(iuellen, die auch bei dem Dialysierver- 

 fahren in Frage kommen können — der Gehalt des Serums an zuviel 

 dialysableu , die Ninhydrinreaktion gebenden Stoffen spielt hier gar keine 

 Rolle — , sind bei der „interferometrischen Methode" besonders folgende 

 Punkte zu beachten, welche zu falschen Schlüssen führen können. 



Es ist nötig, dali das zur Anstellung der \'ersu('he l)onutzte Serum 

 nicht nur allein von einer Blutentnahme, sondern auch aus einer Serum - 

 menge stammt. Es haben ausgeführte Versuche ergeben, daß Serum, 

 welches im Laufe einer Blutentnahme innerhalb weniger Sekunden in ver- 

 schiedenen sterilen Gefäßen aufgefangen wurde, verschieden hohe Kon- 

 zentration (bis zu 150 Trommelteiledifferenz) besitzt. I'm die hierdurch 

 bedingte Trommelteiledifferenz auszuschließen, muß entweder das zu be- 

 nutzende Serum von einer Serumprobe stammen oder man muß vor 

 Anstellung der Versuche die einzelnen Serumproben einer Blutentnahme 

 mischen. 



Ferner können durch mangelhaften Verschluß der Zentrifugengläser, 

 in denen die Bebrütung des Substrates vorgenommen wird, infolge von 

 Verdunstung Konzentrationsunterschiede entstehen. Es ist deshalb ein voll- 

 kommen dichter Verschluß unbedingt erforderlich. Sollte sich während dei- 

 Bebrütung viel Kondenswasser in den Röhren gebildet haben, so schüttelt 

 man vor dem Zentrifugieren diese gut um. Man kaim sich durch einen 

 einfachen Versuch davon überzeugen, daß hierdurch diese Möglichkeit eines 

 Fehlers vollständig ausgeschaltet ist. Man lasse in einem 'gut verschlossenen 

 Röhrchen irgend eine Salzlösung solange im Brutschrank stehen, bis sich 

 Kondenswasser an den Wandungen abgeschieden hat. Hat man zwei der- 

 artige Proben angesetzt, so kann man sich durch interferometrische l'nter- 

 suchung von der Richtigkeit obiger Ausführung überzeugen. 



Genauigkeit der Methode. 



Die Genauigkeit der ..interferometrischen :\[etlio(le" ist eine äußerst 



große. 



Man kann diese in sehr einfacher Weise auf folgende Art denion- 



strieren. 



Es wurden Ol ^ Plazentapepton ..Höchst" in 20 c///» Wasser gelöst. 

 Von dieser O-öVoigen Stammlösung wurden O-Üä- und O00r)0/oii.'e Lösung«'n 

 hergestellt. Diese Lösungen wurden mit destilliertem Wasser als \'er- 

 gleichst'lüssigkeit interferometrisch untersucht. 



Nachstehende Tabelle gibt die Piesultate an: 



