62 



F. E m i c li 



Dieser Waire konnte bei einer Belastung von OÖ7 auf jeder Seite 

 eine Empfindlichkeit von 200 Skalenteilen für ein Dezimilligramm 

 erteilt werden, ohne dali irgend welche Trägheit oder Unsicherheit bemerkt 

 wurde; nur müssen die Stahlschneiden von Zeit zu Zeit mit feinstem 

 Schmirgel abgerieben werden. Für höhere Belastungen wurden keine 

 guten Ivesultate erzielt. 



Alle Versuche wurden im ^'akuum angestellt. 



Die Wage war zu Versuchen gebaut worden, die die Wägung der 

 Wasserhaut an (ilas- und anderen Flächen zum Gegenstand hatten. Hierzu 

 dienten u. a. kleine r)allons von etwa 0'4<7 Gewicht und 2 cm Durch- 

 messer. 



Da es sich nur um ziemlich kleine (iewichtsänderungen handelte, 

 für die die I'roportionalität mit den Ausschlügen durch besondere Ver- 

 suche bewiesen worden war, brauchten keine (iewichte benutzt zu werden. 

 Warlnirfi und Ihiiwri hatten nur die Ausschläge zu messen. 



II. Die Spitzenwage von P. Stückrath. 



Die Firma P. Stückrath (Friedenau b. Berlin) hat schon im Jahre 

 1879^) eine feine Wage gebaut, die zur Vergleichung der Massen sehr 



kleiner Gewichte bestimmt 



Fig. 3. 



sich aber ohne Zweifel 

 zu mikroanalytischen 



war, 

 auch 



Zwecken verwenden ließe. Die 

 Schneiden sind hier durch je 

 zwei Spitzen ersetzt, Balken. 

 Gehänge und Schalen sind 

 aus Aluminium , die Spitzen 

 und die darauf spielende ebene 

 Planne aus Achat hergestellt. 

 Das geringe Eigengewicht und 

 die Anwendung der Spitzen 

 neben sorgfältigster Justie- 

 rung haben es ermöglicht, mit 

 dieser Wage Resultate zu er- 

 halten, wie sie wohl vordem 

 noch nicht erlangt worden 

 sind. Bei einer Schwingungs- 

 dauer von 15 Sekunden bewirkte eine Zulage von O'Ol mg für Belastungen 

 von 100 »w^ oder weniger noch einen Ausschlag von 2 Skalenteilen, und 

 die Gleichgewichtslagen aufeinanderfolgender Teilwägungen stimmten im 

 Mittel bis auf O"! Skalenteil oder bis auf 0-5 v miteinander überein. Der 



Zur Spitzenwage von P. Stuekrath. 



Gewichtswert kleiner Stücke konnte auf einer 



solchen AVage 



durch eine 



^) L. Loewenherz, Bericht über die wissenschaftliclien Instrumente auf der Berliner 

 Gewerbeausstellung i. .T. 187'.». Berlin 1880. Springer. 



