68 F. Em ich. 



sorgi'älti'i- in die betreff ende Öffnung des Gehäuses eingeschlift'en. Am 

 äulJeren Ende der Achse ist ein Vulkanitgriff befestigt. — Der Exzenter 

 o wirkt auf den Hebel q; dieser ist links (bei r) mit dem Gehäuse-Unter- 

 teil verbunden, durch das rechte Ende wird andrerseits die Arretierungsvor- 

 richtung in leicht ersichtlicher Weise betätigt. Der Dalken wird von feinen 

 Quarzgabeln s gefaljt. die auf dem Messing-T-Stück sitzen und so ange- 

 ordnet sind, daß sie den lialken im gehobenen Zustand wohl stützen, aber 

 nicht von seiner Unterlage abheben. 



Im Unterteil befindet sich noch eine Öffnung von 2*3 cm Durch- 

 messer, in die der Glasschliff t eingekittet ist. Bei der Wage vom Typ B 

 hängen die Teile a, [i, y in den Zylinder hinein: entfernt man ihn, so wird 

 das Schälchen 't zugänglich. Am Boden des Zylinderchens befindet sich- Chlor- 

 kalzium oder sonst ein passendes Trockenmittel. Das Bohr k vermittelt die 

 Verbindung mit dem Manometer o und mit dem Hahm-ohr .r, durch das man 

 das Gehäuse entweder mittelst der (Geryk-)Pumpe evakuieren oder \neder mit 

 (filtrierter) Luft füllen kann. Die Ablesung des Manometers soll auf Ol inm 

 genau geschehen und wird mittelst eines Kathetometers besorgt. Ein (nicht 

 gezeichnetes) Thermometer zeigt die Temperatur im Gehäuse an. 



Als Kitt hat sich eine Mischung von 95 Teilen Schellack mit T) Teilen 

 Xelkenül bewährt. Ein Vakuum von z. B. 0'41 cm blieb durch IG Stunden 

 unverändert. 



Die Stellschraui)en der Füße des Gehäuses stehen auf Glasplatten 

 und diese auf Gummistöpseln von 50 mm Durchmesser und 25 mm Höhe. 

 Dadurch werden zufällige Erschütterungen hintangehalten. 



Eine Zunge besitzt der Balken nicht. Ihre Stelle vertritt ein Hohl- 

 spiegel, der das Bild eines Xernstfadens auf eine Skala wirft. Da beim 

 empfindlichen Modell (Typ A) bei Drucken von mehr als 2 cm Queck- 

 silber die Wärmestrahlen der Lichtquelle beträchtliche Stö- 

 rungen hervorrufen, ist die Nernstlampe von einem Metallgehäuse um- 

 geben, das nur eine kleine Öffnung frei läßt. Auch eine Glasküvette mit 

 Alaunlösung ^) wurde eingeschaltet. Endlich wurde die Lichtquelle niemals 

 länger als unumgänglich notwendig wirken gelassen, sondern für gewöhn- 

 lich mittelst eines doppelten Asbestschirms abgeblendet. Eine einfache 

 Ptollenvorrichtunir ermögUchte das rasche Heben und Senken desselben. 



^ft' 



b) Mikrowage A, Genauigkeit 5 x 10-** 7ng, 



Der Balken ist aus Quarzstängelchen von den unten angegebenen 

 Dimensionen zusammengeschmolzen. Dieses ]\Iaterial bietet eine Reihe von 

 Vorteilen, nämlich: 



*) Ich möchte hier darauf aufmerksam machen, daß Alaunlösungen zum Zweck 

 der Ahsorption von Wärmestrahlen nicht verwendet werden sollen, da sie kaum wirk- 

 samer als Wasser sind. Man benutze ^l^'^/o^S^- Kupfervitriol- oder konzentrierte Eisen- 

 vitriollösung. Vgl. i?. Zsigmondii , Ann. d. Phys. 285. 531 (1893) und Druckschrift 

 ..Mikro 239" von Carl Zeijj, Jena. S. 12/13 (eingeklebtes Blatt). 



