70 f- Km ich. 



gebohrt, in die man die /u schleifenden Quarzstücke einkittet, und zwar 

 natürlich so, dalj die zu schleifenden Stellen aus dem Loch herausragen. 

 Das Schleifen selbst geschieht auf einer Glasplatte unter Zuhilfenahme von 

 feinem Schmirgel oder Carborundum. Man bewegt den Halter so, daß er 

 auf der kurzen Kante der Stahlbasis und auf dem zu schleifenden Quarz- 

 stiibchen ruht, und übt nur einen schwachen Druck aus. Auch wird der 

 Halter öfter gewendet, so daLi beide Schlifflächen zustande kommen, d.h. 

 (lall die Schneide die notwendige Meibelform erhält. Ist dies erreicht, so 

 wird feineres Sclileifmaterial genommen, schließlich l)efestigt man noch 

 ein Stahll)lech von 'i'ö X 1 cm auf dem Kücken des ersten, welches Stahl- 

 blech natüilich um '2^/^mm über die kurzen Kanten vorragt. Indem man 

 den so veränderten Halter l)enutzt, erhält die eigentliche Schneide eine 

 Kante von etwas größerem Winkel. Zum Schluß benutzt man kein Schleif- 

 mittel mehr, sondern benetzt das Stück nur mit etwas Wasser und (ilvzerin. 

 auch verwendet man eine sehr fein geschliffene Glasplatte als Unterlage 

 und übt nur einen sehr sanften Druck aus. Drei Schneiden können innei- 

 halb einer Stunde geschliffen werden. 



Der Spiegel// (Fig. 6), der die Ablesung vermittelte, war gleichfalls 

 aus (^)uarzglas verfertigt und mit dem Balkensystem verschmolzen. Er 

 besaß 4 mm Durchmesser und 2ö cm Brennweite. Ihn mit Schellack an 

 den Balken zu kleben, ist nicht angängig, da sich in diesem Fall (offenbar 

 wegen der Hygroskopizität dieses Harzes) Schwankungen der NuUage ein- 

 stellen. Dem Spiegel gegenüber, d. h. auf der anderen Seite des Balkens 

 befindet sich auch noch ein (^)uarzstängelclien; es hat den doppelten Zweck, 

 gegen den Spiegel ein Gegengewicht zu bilden und die Lage des Balken- 

 schwerpunkts verändern zu können. Am linken Ende des Balkens befindet 

 sich gleichfalls ein Gegengewicht, das mit ihm verschmolzen ist. Man kann 

 es schwerer machen, indem man Quarzstückchen anschmilzt und kann sein 

 Gewicht verringern, indem man es kürzere oder längere Zeit in die Knall- 

 gasflamme hält, wo sich der Quarz verflüchtigt. Auf diese Weise ist eine 

 sehr feine Justiei'ung möglich. Zur Reinigung wird der fertige Balken zehn 

 Minuten lang mit Königswasser erwärmt und hierauf mit kochendem 

 Wasser gewaschen, das man öfter erneuert. Ein unreiner Balken gibt 

 natüi-lich schlechte Besultate. Zum Schlüsse setzt man den Balken zwölf 

 Stunden lang einer Temperatur von "iOO" C aus, wodui'ch sich etwa vor- 

 handene innere Spannungen ausgleichen. Auch diese Maßregel darf nicht 

 uiitcriassen werden. 



c) Theorie von Auswertung und Wägung. 



Bei den früher benutzten W^agen, deren Genauigkeit geringer war 

 als 1Ü~* w?(7, konnten Reiter aus Quarz verwendet werden. Der Herstellung 

 und Handhabung kleinerer Gewichte stellen sich aber unüberwindliche 

 Schwierigkeiten entgegen. Sie wurden durch Einführung einer neuen Wäge- 

 methode bewältigt, welche es gestattet, Massen von — — mg mit einer Ge- 



