72 F^. Emich. 



-•^ n f J^ -2 '■ 



• I) I rii pi-i" 



beträgt. Natürlich vereinfacht sich der Ausdruck i)ei konstanter Tem- 

 peratur zu 



T p ]> 



S 



• (IT, • rn 



Ist die Wage so eingestellt, daß die Lage des Nullpunktes auf der 

 Skala mit \\_ und T.. übereinstimmt, und wird eine kleine Substanzmenge 

 auf die AVagschale ^ gelegt, so ist das Gewicht der Substanz in dem tat- 

 sächlichen Gewicht der Kugel gegeben. In einem bestimmten Fall war bei 

 dem Instrument vom Typ A das Innenvolumen der Quarzkugel — durch 

 Auswägen mit Quecksilber bestimmt — OOOSö ciii^. Da sie bei 2i)" C und 

 Töi> mm Barometerstand verschlossen wurde, betrug das Gewicht der ein- 

 geschlossenen Luft OOiOl'2 mc/. Dieses ist zugleich der grijüte Wert, den 

 das tatsächliche Gewicht der Kugel erreichen kann. 



Eine \'eränderung des Druckes um 1 um/ im Gehäuse entspricht 

 einer Gewichtsänderung von 



0-01012 : 7ö9 = l-.'i X 10-^ mr/. 



und eine Veränderung der Temperatur um 1" C entspricht bei 20 mm Druck 

 einer Veränderung von weniger als 10~^ n/g. Kleine Temperaturschwan- 

 kungen sind daher unterhalb 50 mm ohne Belang. Ebenso können die Ver- 

 änderungen vernachlässigt werden, die das Volumen der Quarzkugel in- 

 folge der verschiedenen Drucke erleidet. 



Das Manometer wird, wie schon angegeben, auf 0"1 mm genau ab- 

 gelesen. Konstante Nullage vorausgesetzt, ergibt sich also eine Genauig- 

 keit der Bestimmungen auf 



l-H X 10-« m/. 



Da der Quarz leider niemals frei von Blasen ist. konnte die not- 

 wendige Homogenität des Balkens nur so erreicht werden, daß man alle 

 Teile aus einer und derselben ausgesuchten größeren (^)uarzstange her- 

 stellte. Daß das so gewonnene Material einwandfrei war, geht aus der 

 Tatsache hervor, daß bei Druckschwankungen von 5 mm bis 8 cm bei o() Ab- 

 lesungen eine Konstanz auf einen Skalenstrich erzielt wurde. 



Die Konstanten des Instrumentes waren: 



Totalgewicht des Balkens nebst Spiegel, 



Kugel und Gegengewicht . . . O'lTTy 



Länge eines Balkenai'ms ö"l cm. 



Volumen der Kugel 0-0086;') cm" 



Dauer einer vollständigen Schwingung ;35 Sek. 



Die Empfindlichkeit und (ienauigkeit des Instruments wird noch 

 durch folgende Tabelle bewiesen, bei der in der dritten Beihe die Werte 

 unter der Voraussetzung berechnet wurden, daß die Ausschlagsänderung 

 der Druckänderung proportional sei. 



