74 F- K Uli eil. 



Bezüglich der Wägung soi noch folgendes bemerkt: 

 a) Wenn das (Jewicht des Wägegutes das der Luft nicht übersteigt, 

 die in der (^)uarzkugel a eingeschlossen ist, so wird die leere .Schale durch 

 Kinstellung des erforderlichen Drucks austariert, hierauf wird das Wägegut 

 auf die Schale gebracht und der Druck solange verändert, bis die Wage 

 auf denselben Punkt einspielt. Ist w das Totalgewicht der Luft, die bei 

 dem Druck P eingefüllt wurde, und ist pi die Druckdifferenz, durch die 

 sich die beiden eben erwähnten Wägungen unterscheiden, so beträgt das 

 (iewicht des Wägegutes 



w . pi 



h) Wenn das Gewicht des Wägegutes größer ist als das (Gewicht w 

 der öfter erwähnten Vergleichsluftmenge, so muß man sich eine Anzahl 

 Gewichte herstellen, die sämtlich leichter als w sind. Das Weitere ergibt 

 sich von selbst. 



Demerkt sei noch, daß es vorteilhafter erscheint, den wirklichen 

 Piuhepunkt zu bestimmen, als Schwingungen zu beobachten, da die Wagen 

 ziemlich schnell zui' Kühe kommen, z. D. innerhall) von fünf bis zehn 

 Minuten. 



Die Konstanten des Instruments B waren: 



Gesamtgewicht des Balkens . . . 0"9.-) g 



Kugelvolumen 0"422 cm.^ 



Gewicht der Luft 5-04 x 10-*^ 



Schwingungsdauer 13*5 Sekunden. 



Auch bei diesem Modell war die Konstanz der Piuhelage eine her- 

 vorragende. 



Eine Druckänderung um ;Vo mm hatte eine Änderung der Piuhelage 

 um 9 Teilstriche zur Folge; danach entspricht ein Teilstrich einem Ge- 

 wichte von 



2"4;) X 1Ü-* oder weniger als — :r— r mn. 



2. Die „Nitonwage" von R. Whytlaw Gray und Sir W. Ramsay. 



Die Nitonwage unterscheidet sich nur wenig von dem im vorigen 

 Kapitel besprochenen Instrumente A. Wir entnehmen der bezüglichen Ab- 

 handlung i) folgendes: Die Zusammensetzung des Balkens aus den dünnen 

 Quarzstäbchen besorgten die Autoren, indem sie die Stäbchen auf einem 

 Graphitblock soi'gfältig aneinanderlegten und hierauf die zusammen- 

 stoßenden landen mit der Knallgasflamme verschmolzen. 2) Man erreicht 

 es auf diese Weise leicht, daß der Balken symmetrisch ist und daß seine 

 Teile in einer Ebene liegen. Ferner müssen natürlich die Schneiden senk- 



') Proc. Roy. Soc. London. Vol. 84 A. p. 53(5 (1911). 



-) Vgl. die Herstellung des Z)o»«HSchen Bnlkous auf S. 97. 



