82 !■' Km i eil. 



auf der einen Seite eine Anzahl (,)narzstück('hen und die luftertiilltc 

 Kujrel. auf der anderen Seite eine Art T-förniij^es (ierüst. an dem man 

 (vgl. Fi<r. 12 rt, S. S4) einige halhkreisförniige Arme angebracht hat. die 

 zur Aufnahme der (Jewichte dienen. 



Die Empfindlichkeit kann bis /.n einem gewissen Grade aus <ler 

 Schwingungsdauer beurteilt werden. ' ) .Man fügt solange Quarzstückchen 

 (unter Anwendung eines Knallgasflämmchens) hinzu oder nimmt (^)uarz 

 weg, bis die gewünschte Schwingungsdauer erreicht ist. Die letzte Aus- 

 gleichung geschieht wieder nach Sfecle und Graut durch \"erflüchtiguiig 

 von etwas Quarz. Da mau bei dieser Arbeit einigermaßen vom Zufall ab- 

 hängt, ist im Anfang viel Geduld erforderlich. Es ist leicht, auf eine 

 Schwingungsdauer von etwa 25 Sekunden zu justieren, es ist aber, aul<ei-- 

 ordentlich mühsam, 80 — 100 Sekunden zu erreichen. 



<1) Einii^e «eitere Eiiizeliiheiteii. 



Die ^Vagung geschieht im wesentlichen nach den von Stedc und 

 Grant angegebenen Methoden, auf die wir hiermit verweisen. Zur Messung 

 des Drucks der (kohlensaure- und wasserfreien) Luft im (iehäuse diente 

 das Manometer M (Fig. 10), dessen Schenkel 28 mm weit sind. Zum 

 Evakuieren benutzte Fettersson eine Antropoffpumpe, die Ablesung der 

 Quecksilberhöhen erfolgte mittelst eines Kathetometers auf ^/r,Qmm genau. 

 Die Röhren A^ bis C enthalten bzw. Natronkalk, Phosphorpentoxyd und 

 reine, trockene Watte. Der Boden der üölire G ist mit Bariumoxyd be- 

 deckt und auch unterhalb des Balkens befindet sich ein Tiegel, der mit 

 dieser Substanz gefüllt ist. Ebenso wird die Ansammlung elektrischer 

 Ladungen verhindert, indem man ein wenig Uranoxyd ins Gehäuse 

 bringt. 



Bei einer Wägung mittelst Druckmes.sung werden die Belastungen 

 zuerst so ausgeglichen, dal.) das Lichtbild des Nernststiftes bei einem ge- 

 ringen Druck in der Nähe der Skalenmitte erscheint. Hierauf stülpt man 

 über das (iehäuse einen blanken Zinnkasten, der mit einem Thermometer 

 versehen ist, pumpt aus und wartet so lange, bis sich die Temperatin- 

 ausgeglichen hat. Sodann wird eine Reihe von Ausschlägen a' beobachtet, 

 auch der Druck p' und die Temperatur T' werden notiert. (Da die Dämpfung 

 im lufterfüllten Gehäuse eine bedeutende ist, liest man nur die Ruhelage 

 des Balkens al).) Nach erfolgter Arretierung läßt man langsam Luft ein- 

 treten. Nun kann die Röhre G (Fig. 10) abgenommen und das Wägegut 

 aufgelegt werden. Hierauf wird zuerst völlig leer gepumpt und dann erst 

 die zur Wiederherstellung des Gleichgewichts erforderliche, im allgemeinen 

 kleine Luftmenge eingelassen, worauf die Größen a", p" und T" abge- 

 lesen werden. 



M Unter sonst gleichen Umständen ist. wie J'ttfcrfs-son angibt, die Empfindlichkeit 

 annähernd dem Quadrate der Schwingungsdauer proportional. 



