84 



F. Em ich. 



Fig. 12. 



Abkühlen schmilzt man die Kugel zu und notiert Barometerstand und 



Temperatur. 



Bei sehr kleinen 

 Gefäßen ist eine abije- 

 änderte Art des Füllens 

 mit Quecksilber erfor- 

 derlich. Sie erhalten 

 zunächst die Form, die 

 in der mittleren oberen 

 Fig-. 12 zu sehen ist. Man 

 erhitzt den größeren 

 Behälter (/ und läßt das 

 Quecksilber in den klei- 

 neren / eintreten. Dann 

 kann man bei c zu- 

 schmelzen und im üi)ri- 

 gen wie mit der großen 

 Kugel verfahren. 



Fettcrsson machte 

 stets bei jedem Gefäße 

 zwei Volumbestimmun- 



a 



-v_> 



Zur Petterssonwage. 



auf einiiie Hundertstel Kubikmillimeter identisch. 



gen: die Resultate waren 



Folgende Kugeln gelangten am häutigsten zur Anwendung: 



Nr. 



1 



Gewicht 

 14"5 wy 

 43-1 „ 

 92-4 „ 



Inhalt 



39-74 „ 

 554o3 „ 



Wägebereich bis 

 0-01056 mg 

 0-05144 ,, 

 0-7178 ,' 



Zu jeder Kugel gehört auch ein entsprechendes Gegengewicht. 



Da die „Luftgewichte" nur einen eng begrenzten Wägebereich 



haben, muß man auch noch andere Gewichte herstellen. Sie erhalten die 

 Formen, die in Fig. 12 unten dargestellt sind. Als Material dient ein 

 <^uarzstäbchen. Pettersson stellt diese Stücke stets paarweise her: der 

 Unterschied der beiden zusammengehörenden Stücke, von denen das 

 eine immer auf der Wage bleibt, beträgt einige Zehntel oder Hundert- 

 stel Milligramm. Um die beiden Stücke unterscheiden zu können, ist z. B. 

 an dem einen ein Knöpfchen angeschmolzen. Die Dezimalen eines Satzes 

 unterscheidet Pettersson mittelst schmaler Streifchen von Platinfolie (schwarz 

 gezeichnet), die bei Weißglut am Quarz anklebt. 



g) Fehler bei den Wägiiiigen. 



Pettersson führt hauptsächlich drei Umstände an. die die Wägungen 

 ungünstig beeinflussen können: 



