Einrichtun«; ii. (icluaiicli il, zu cliciii. /weckoii vcrweiiclbaroii Mikrowageii. S7 



Wägungen sind in foliriMuli-r Talx'lk' zusaniincngc^ti-llt. I)ahfi hrdfutet a 

 die Anzahl Skalenteilc (Millimeter) und |» den hnick. l)ic viert«' Spallr 

 enthalt die P^mpfindliihkeit S in Mikroniilligraninicn pro Skalenstrich. Die 

 GeNvichtsänderung der Kugel ist berechnet nach der Formel 



d..^ 



273 r P' P" ^ ^, 



760 ^T' 



in der do das Normalgcwicht der Luft (O-OOr204i und v das Volumen der 

 Qnarzkugel bedeuten. \)\v t'iiufte Reihe a' t:ihf das Mittel zweier auf- 



einanderfoly-ender Ausschläge, d. i. 



a„vi>. an. 



a 



P 

 »im H(f 



'J'eiiip. 



"C 



.S 

 umg 



1407 

 1235 

 102.1 



854 



727 



880') 



(510 



417 



254 



128 



58-60 

 50 6S 

 4052 

 30 50 

 21 24 

 9302 

 71-77 

 5099 

 29 .V2 

 9-73 



16-r.o 



II") 70 

 IC) 75 

 lC)-80 

 lt)-90 



nvöo 



IC) 30 



inC)5 



lC)-.5() 

 lC)-50 



0-«05 



o«;35 



770 

 0-955 



103 



1 41 

 1 72 



2-1 M-) 



1321 



113<l 



940 



791 



745 

 514 

 336 

 191 



Die Veränderung der Empfindlichkeit mit dem .Vusschlair ist aus diesen 

 Zahlen gut ersichtlich, aus der graphischen Dar.-teiluni: der Resultate 

 schliel.U Pettersson auf ein Ma.ximum der Kmpfindlichkeit in der Nähe 

 des l'unktes 12H() der Skala. 



Die Wage wurde hierauf noch empfindlicher gemacht, su tlali die 

 Schwingungsdauer liM) Sekunden betrug. Ein Skalastricli entsprach jetzt 

 etwa einem Viertel Mikromilligramm ! Selbst bei dieser enormen Kmpfind- 

 lichkeit. die bisher noch bei keinem Instrumente erreicht worden ist. blieb 

 die Konstanz dei- Nullage in der Regel eine befriedigende, d h. . die 

 Differenzen waren nicht größer als drei o(ler vier Einheiten der Skala 

 Dabei arbeitete, wie es die Theorie is. obeni verlanirt. die Wage mit 

 größeren Delastungen besser als mit kleinen, und zwar konnte i'tttrrsson 

 bis zu einem \iertelgrainm gehen. Dies würde eine (ienauigkeit ergeJMMi. 

 wie sie nur bei hervorragend vollkommenen Instrumentfii ern'ielit wjnl 

 nämlich eine solche von 



I :10^ bis 1 : 10». 



Pcttrrssini hebt die Vorteile des anfirehänL'ten l'.alkens gegenüber 

 dem auf Schneiden spielenden no(-h beson<lers hervor; namentlich haben 

 kleine Verunreinignngen durch StaubteilchfU bei den Fäden keine .s( häd- 



') Gleichgewiclitslagc tliirch /nL'al'o eiiu-s (ipwichtrhcns voraiitl.Tt 



