88 



F. Emici). 



liehe Wirkung. PeUersson glaubt auch, dal'p sich noch größere Genauig- 

 keiten, als er sie erreicht hat, erzielen lassen ^vcrden. ') 



Bemerkt sei noch, daß die Dämpfung der Schwingungen (fast) nur 

 durch die Luft im Waggehäuse verursacht wird, auch wieder im Gegen- 

 satz zu den auf Schneiden spielenden Wagen, wo die lieibung eine ziem- 

 liche Rolle spielt. Bei sehr hohem Vakuum (p = 10~*mw) änderte sich 

 z. B. die Amplitude von ö mm innerhalb einer halben Stunde nicht merklich. 



k) Tersuche mit der Wage. 



Fettrrsson hat mit Mikrowagen eine Reihe von Versuchen ausgeführt, 

 die zum Teil nur physikalisches Interesse haben, wie die Bestimmung der 



magnetischen Suszeptibilität von Gasen und die des- 

 Fip-ri. halb hier übergangen werden. Dagegen haben die 



A'ersuche für uns ein Interesse, welche die Gewichts- 

 änderung beim Erhitzen von Gold und Quarz 

 betreffen. 



Gewichtsänderung des Goldes l)eim 

 Erhitzen. 



Zu den Versuchen diente die ..Nitonwage" von 

 Ramsay und Gray (S. 74). Die Empfindlichkeit be- 

 trug 4 \i.m(j für einen Skalenteil. Das Gold gelangte 

 in Form eines Blättchens von 25 x 8 mm im Gewichte 

 von 4 bzw. ö ))i(i zur Verwendung. Zur Erhitzung 

 diente eine Art elektrischer Ofen, der in Fig. lo 

 abgebildet erscheint. T ist eine von den Glasröhren. 



die zur Aufnahme der Gehänge dienen, G stellt das 

 Goldplättchen dar. Mittelst eines Stromes von ö Ak- 

 kumulatoren wurde die Flatinblechwickelung zum 

 Glühen erhitzt, die von einem Gerüst aus Quarz- 

 stäbchen getragen wurde. Nachdem der Heizstrom 

 10 Sekunden lang geschlossen gewesen, wurde die 

 Wage entarretiert und hieiauf die Ablesung voige- 

 nommen. Um die Störung durch Luftströmungen 

 zu vermeiden, mußte bei niederen Drucken gear- 

 beitet werden. Die Gewichtsabnahme betrug in einem Falle im Anfang 

 über 2000 u mg, nach und nach ging sie auf o20 ^img (oder 0-OOS" o) 

 zurück. Um sicher zu sein, daß nicht Xebenumstände den Gewichtsverlust 

 vortäuschten, wurde ein identischer Versuch mit einem Quarzstückchen aus- 

 geführt, dabei zeigte sich Konstanz innerhalb der Al)lesefehler. 



Kli'ktrischer Ofen zui- 

 Pettersson wage . 



*) Darnach besteht heute wohl nicht mehr der große Gegensatz zwischen der 

 Empfindlichkeit von Wage und Galvanometer, den FcUjcntraciier S. 2!IS seiner oft 

 erwähnten „Theorie usw." lietont. 



