90 F- Kill i oll. 



einer Schneide von Oo nun Länge auf einer ebenen Quarzplatte. Die 

 Schneide wurde von der Firma A. Ililger (s. oben S. 7ö) geliefert, doch 

 kann man sie auch selbst nach dem von Stecle und Grant (S. 69) an- 

 gegebenen \'erfahren schleifen. Einige Millimeter über der Schneide werden 

 zwei QuarzstJibchen von etwa U"5 mm Dicke angeschmolzen, die die beiden 

 Balkenarme bilden; der linke Arm tragt am Ende die luftgefüllte Quarz- 

 kugel, der rechte trägt ein (iegengewicht, das aus einem Stäbchen von 

 etwa '1mm Durchmesser verfertigt wird, und das in eine Zeiger-( Zungen-) 

 Spitze ausläuft, die am Ende ein Knöpfchen besitzt. Der Inhalt der Quarz- 

 kugel beträgt 0'3c>//^. Die Gesamtlänge des Balkens beläuft sich auf hcm. 

 sein Gewicht nicht ganz auf 02 g. 



b) Einstellung der Wage. 



Die Einstellung der Wage geschieht in zwei Stufen: die erste besteht 

 darin, daß man den Balkenarmen die richtige Biegung und Masse erteilt, 

 indem man kleine Quarzmassen so lange hinzufügt oder wegnimmt, bzw. 

 verflüchtigt, bis das System schön ausgeglichen ist und auf die Quarz- 

 platte aufgesetzt, langsame Schwingungen ausführt. Diese Arbeit ist leichter, 

 als man glauben könnte, da der Quarz für derartige Manipulationen sehr 

 geeignet ist. Eine weit schwierigere Arbeit ist die feine Einstellung, da 

 die Wage nunmehr bei dem Druck geprüft werden muß, dem sie später 

 ausgesetzt wird. Als solcher Druck wurde der von rund 100 mm Queck- 

 silber ausgewählt. 



P'ür diese \'ersnche wurde ein provisorisches Glasgehäuse aus einer 

 Röhre verfertigt, die an einem Ende mittelst eines Gummistopfens ver- 

 schlossen werden konnte. Die Quarzplatte, auf der die Schneide ruhte, fügte 

 Aston mittelst Siegellack in die Bohre ein: das andere Ende der Röhre 

 stand mit einem Quecksilbermanometer in Verbindung, auch konnte mittelst 

 eines Dreiweghahnes die Röhre entweder mit der Luftpumpe oder mit 

 der Auiienluft verbunden werden. Hierauf wurde die Justierung besorgt. 

 Da die Schwingungen infolge der relativ großen ( )berfläche der Quarz- 

 kugel stark gedämpft werden, ist es zur Feststellung der Empfindlichkeit 

 besser, dal'» man die durch eine kleine Druckänderung bewirkte Änderung 

 der Ruhelage beobachtet, anstatt etwa die Schwingungsdauer als Maßstab 

 zu benutzen. Natürlich hat man bei dem oftmaligen Herausnehmen des 

 Balkens sehr darauf zu achten, daß die feingeschliffene Mittelschneide 

 völlig unversehrt bleibt. Ist der Balken endlich genügend fein ausgeglichen, 

 so wird er noch in der von Stcele und Grant angegebenen Weise gereinigt. 



c) Das Gelläuse 



wird aus Glasplatten zusammengefügt, die man mittelst Siegellack ver- 

 kittet. Der Teil des (iehäuses, in dem der Balken schwingt, besteht aus 

 einer Kammer, die bloß il w?m Weite besitzt: nur im mittleren Teil ist sie, 

 dem Stückchen entsprechend, das die Schneide träyt (und das zu Justier- 



