92 F. K Uli eil. 



Aston hatte das Instrument gebaut, um die Dichte des Neons zu 

 bestimmen. Da eine Genauigkeit von O'l^ „ angestrebt wurde, und da die 

 Quarzkugel einen liaum von 0"o crn^ einnahm, da ferner dieses Neonvolumen 

 bei 100 w?w Druck etwa 0'0-i mg wiegt, mulUe die Wage 000004 />/// au- 

 geben. Diese Genauigkeit war leicht zu erreichen, ja selbst die lOfache 

 konnte erreicht werden. Dabei ist etwa folgendes zu berücksichtigen: Der 

 Abstand der Mittelschneide vom Zeigerknöpfchen (s. o.j beträgt etwa y> ctn. 

 Bei Füllung: des Gehäuses mit Sauerstoff bewegt sich die Zeigerspitze über 

 30 Striche des Okularmikrometers, wenn sich der Druck im Manometer 

 um 1 mm verändert. Eine Verschiebung um 005 Teile (im Okularmiki'o- 

 meter) ist noch gut erkennbar und entspricht einer Gewichtsänderung um 

 10^" ni(j. — Wenn das Gas in das vorher luftleere Gehäuse einströmt, 

 so hat der Balken die Neigung, in der oben erwähnten Quarzgäbel stecken 

 zu bleiben. Man kann die Auslösung bewirken, indem man nach Herstellung 

 eines etwas größeren Drucks als erforderlich in der Nähe der Wage mit 

 dem Fuße auf den Boden stampft. 



Infolge der schon erwähnten starken Dämpfung des Balkens durch 

 die Quarzkugel verträgt die Wage überhaupt eine verhältnismäßig brutale 

 Behandlung: z. B. stellte Aston ein P^xemplar auf einem gewöhnlichen 

 Laboratoriumstisch auf; ja es arbeitete selbst dann noch gut, als im 

 Nebenzimmer zwei Maschinen für flüssige Luft und ein Gasmotor in Tätig- 

 keit waren! 



Im Anfang schien es, als ob die Nullpunktsschwankungen das In- 

 strument unbrauchbar machen würden. Daraufhin baute Aston ein neues, 

 das aber dieselben Störungen aufwies. In der Verzweiflung über den Miß- 

 erfolg ließ der Forscher die Wage eine Woche lang im ausgepumpten Zustand 

 unberührt stehen: daraufhin blieb die Ruhelage völlig befriedigend. Aston 

 vermutet, daß der Balken vorher noch nicht frei von Spannungen ge- 

 wesen war. 1) 



e) Der Einfluß der Temperatur 



ist beim hier angewandten Verfahren im Gegensatz zu den gebräuchlichen 

 Methoden der (iaswägung ein völlig untergeordneter, denn die in Frage 

 kommende kleiiu» Gasmasse nimmt den Wärmegrad ihrer Umgebung fast 

 augenblicklich an. Selbst, wenn man die Zeit des Zuströmenlassens 

 und des darauffolgenden Auspumpens mit einbegreift, kann die 

 auf OlVo genaue Bestimmung innerhalb zehn Minuten ausge- 

 führt werden. F.s ist weit zweckmäßiger, an die eigenthche Bestimmung 

 sofort eine Kontrollbestimmung anzuschließen, als irgend eine Temperatur- 

 korrektion anzubringen. 



M Man kann aber auch vielleicht an andere Möglichkeiten denken, z. B. an die 

 Kondensation von Bestandteilen des Kittmaterials (Siegellack), das die Gehäuseplatten 

 zusammenhielt. 



