100 F. Em ich. 



Das Mikroskop vergrößert etwa fünfunddreißignial. Infolgedessen er- 

 scheinen die Striche bei den gewöhnlichen (geätzten) Skalen schon ziem- 

 lich dick und man muß immerauf den Rand der Striche einstellen.') Endlich 

 muß dafür gesorgt werden, daß die Lage, die das Mikroskop der Skala 

 gegenüber einnimmt, immer wiederhergestelU werden kann, falls etwa eine 

 zufällige Änderung eingetreten sein sollte. Man kann zu diesem Zweck 

 z. B. einen Anschlag an der Stativsäule anbringen, der so gestellt wird, 

 daß er die Bewegung des Mikroskops einseitig begrenzt. In dieser (Jrenz- 

 stellung muß immer ein und derselbe l'eilstrich des Okularmikrometers 

 mit einem bestimmten Teilstrich der (^lasskala übereinstimmen. Die ^'er- 

 schiebung des Mikroskops (Drehung um die Achse X(J, Fig. 15) soll mit- 

 telst irgend einer Feinstellvorrichtung möglich sein. Hierzu kann der eben 

 erwähnte Anschlag an der Stativsäule dienen, wenn man ihn mit einer 

 passenden Schraube ausstattet. Am einfachsten benutzt man einen Holz- 

 keil, wie er unten bei den hochempfindlichen >' ernstwagen abgebildet ist. 



Die Striche der (durchsichtigen) Skala sind etwa V* *^^^^^ voneinander 

 entfernt, so daß 200 Striche einen Bogen von beiläufig 5 cm Länge bilden. 

 Da die Spitze des Zeigers 17 — IS cm vom Quarzfaden (der Unidrehungs- 

 achse Q(J des Balkens) entfernt ist, beträgt die Länge der Skala etwa 

 17 Bogengrade. 



Die Beleuchtung der Skala vermittelt ein hinter ihr aufgestelltes 

 Spiegelchen (vgl. Text und Figur beim empfindlicheren Modell S. 105 u. 109). 



e) Die Wägeschälchen. 



Zu jeder Nernstwage gehören eine Anzahl Glühschälchen und Filter- 

 schälchen-), die man sich nach dem S. 105 beschriebenen Preßverfahren 

 herstellt, und die man durch Zufügen von FoUe oder durch Beschneiden 

 so austariert, daß sie einen Ausschlag von nur wenigen Teilstrichen hervor- 

 rufen. So kann man die Skala immer gut ausnützen. Ein oder zwei Schäl- 

 clien benützt man zum ständigen Kontrollieren des Nullpunkts. Ihr (gewicht 

 kann so bemessen sein, daß der Balken beim Senken der Arretierung nur 

 ganz kleine Schwingungen ausführt ; man spart damit an Zeit. Ein solches 

 „Kontrohschälchen" soll für gewöhnhch immer an der Wage hängen, die. 

 wenn sie an einem ruhigen Ort steht, nicht arretiert zu sein braucht. 

 Bevor eine Wägung gemacht wird, überzeugt man sich durch einen Blick 

 ins Mikroskop von der Richtigkeit der Ruhelage. Eventuell verbessert man 

 sie durch Betätigung der Fußschraube rechts. Hierauf wird arretiert. Nun 

 wird weiters das zu wägende Schälcheii auf ein langstiehges Nickel- oder 

 Messinglöffelchen gesetzt, das selbst reichlich lang genug ist, um nötigen- 

 falls beiden Schälchen Raum zu bieten (Fig. S. 112). Man öffnet hierauf 



') Besser als geätzte Skalen sind die unten zu erwähnenden gravierten Skalen, 

 die man bei optischen Firmen herstellen lassen kann. 



-) Über den Gebraucli der Filterschälchen vgl. mein Lehrbuch der Mikrochemie. 

 S. 54 ff. (Wiesbaden 1911) oder Donaus, Arbeitsmethoden. S. 49 ff. (Stuttgart 1913.) 



