102 ^- Km ich. 



iiteii Bestimmung als Tara für die n + Ite Bestimmuiiii' dient. IJehufs 

 Ileiniijnnii läßt man das Schiiichen in einer warmen Lösunii' von rotem 

 Blntlauirensalz und Zyankalinm lieiicn, die das schwammige (lold leicht auf- 

 nimmt. Die weitere Ueiniiiung- geschieht, wie gleicli angegeben werden wird. 



Zu den Eichversuchen selbst verwendet man eine Anzahl, z. B. 5 bis 

 6 Platindrähte, deren (iesamtgewiclit annähernd der vollen »Skala entspricht. 

 Man benutzt Draht von etwa (VI mm Dicke ^) oder (s. unten) wohl auch 

 Folie von z.B. 0'002^) mm. Xach dem Zuschneiden gibt man den Drähten 

 passende Biegungen, so daß sie bequem mit der Pinzette gefaßt und sicher 

 voneinander unterschieden werden können. Zur Reinigung kocht man sie 

 (wie alle Platingeräte, die zur AVägung gelangen sollen) mit verdünnter 

 Salpetersäure, spült mit Wasser ab und legt sie auf Filtrierpapier. Schließ- 

 lich werden sie im rauschenden Bunsenbrenner geglüht. Diese (•)perationen 

 können auch mit den schon gewogenen Drähten wiederholt werden, falls 

 man z. B. eine Verunreinigung mit Staub vermutet, man darf aber dann 

 nur Ilotglut anwenden, da das Platin (s. S. Ii;')) bei Weißglut er- 

 heblich an Gewicht verliert. 



Die Eichgewichte werden nunmehr zuerst einzeln gewogen, und zwar 

 benutzt man hiei'zu, wie schon bemerkt, dasjenige Gebiet der Skala, in 

 dem die Rückstandsbestimmungen die besten Werte ergeben haben. Es 

 kann dies natürlich ebensogut der Anfang wie das Ende oder die Mitte 

 dei" Skala sein. (Letzteres wird bei einem gut angefertigten Bonmischen 

 Balken |S. 97] zutreffen.) Die Eichung selbst geschieht durch Wägung 

 der (Jewichte in entsprechenden Zusammenstellungen, wie das Beispiel 

 zeigt, das bei der Riesenfeldwage (S. 119) angeführt erscheint. Dort ist 

 auch ersichtlich, wie man verfahren kann, wenn man etwa von Anfang 

 au überhaupt nur mit Drähten arbeiten und keine Paickstandsbestimmuugen 

 machen will. 



II. Nernstwagen mit größerer Empfindlichkeit ') 



a) Modell A, Genauigkeit 00001 mg. 



1. Vorbemerkung. Versucht man bei der gewöhnhchen Nernstwage 

 die Empfindlichkeit durch Verlegung des Balkenschwerpunktes zu steigern, 

 so wird dadurch kein Vorteil erreicht, da die Veränderlichkeit der Nullage 

 eine Wägung auf weniger als ein Mikrogramm kaum möglich macht. =') 

 Das störende Moment sind dabeiM hauptsächlich die Liiftströ- 



*) Gewicht von 1 n» l't-Diaht: 



()•! NUN Durchmesser . . . . 1'7 m;/ oder 1 mr/ = 6 nin/ 

 005 _ „ .... U-4;5 .. .. 1 „ = -23 ,. 



-) Monatsh. f. Chemie. 36. S. 412 (191ö). 



■') Dadurch, daß man jede AViigung zwischen zwei Niillpunktsbcstimmnngeu ein- 

 schaltet, kann man in mühsamer Weise wohl Wiigungen bis auf etwa 03 y ausführen. 

 *) Wie icli auf der Naturforscherversammlung Wien l'.)13 hervorgehoben liabe. 

 vgl. Verhandlungen. 2. Teil, 1. Hälfte, S. 277. 



