104 F. Em ich. 



Weise, d. ii. uiit einem horizontalen (,)uurzi';i(len /•.'. den i^alken C trä^^t. 

 und die anch die AiTetierunjj:svoni{:htüng 1> heherbeii;!. Der Jialken ist 

 aus einem Quarzstilhchen von 0"4 mm Dicke und ca. 10 cm Länge ver- 

 fertigt, dessen linkes Knde zu einer feinen Spitze, dem Zeiger, ausgezogen 

 wird. ') Etwas mein- gegen die Mitte zu befindet sich der mit Selen auf- 

 aekittete Platinreiter F, der das Gewicht der linken Dalkenhälfte ent- 

 sprechend vergröl.iert und den Schwerpunkt tiefer legt. 2) Das Gewicht des so 

 adjustierten Dalkens beträgt etwas mehr als 50 mg. Am rechten Ende des 

 Dalkens sehen wir ein Quarzglashäkchen, das an einem (^)uarzfaden hängt. 



Dieses Gehänge, das von Stecle und Grant bei ihrer feinen Wage 

 eingeführt wurde, ist nicht schwer herzustellen, wenn man (vgl. die Neben- 

 figur) das Balkenende mit einer sehr kleinen Sauerstoff Stichflamme, erhitzt, 

 dann das vorbereitete (^)uavzhäkchen ansetzt und den Faden in der Längs- 

 richtung der Flamme an deren Rand auszieht. Nach einigem Probieren 

 wird man den Faden in genügender Feinheit i unter ()-Q()^^ mm) erhalten. 

 An der Art, wie das Häkchen bei leichtem seitlichen Stob tanzt und sich 

 dreht, erkennt man die richtige Fadenstärke anch mit unbewaffnetem Auge. 



Wichtig ist, dab der dünne Teil des Quarzfadens möglichst nahe an 

 der Anschmelzstelle beginnt. 



Die Skala ist auf Glas (G) graviert 3): sie umfabt etwa 60 Teil- 

 striche zu etwa Vi mm. Der Wert der einzelnen Intervalle muß mittelst 

 des Mikroskojjs ausgemessen werden, wenigstens wiesen zwei von renom- 

 mierten Firmen bezogene Skalen nicht die genügende Genauigkeit auf, 

 um unmittelbar verwendet werden zu können. Die Glasskala wird von einer 

 einfachen \'orrichtung getragen, die eine Verschiebung nach allen in Be- 

 tracht kommenden Richtungen gestattet: zwei Kugelgelenke H auf einem 

 verschiebbaren Messingstift erfüllen diesen Zweck. 



Das Gehäuse .7 ist aus dünnem Kupferblech verfertigt und am unteren 

 Rand mit einem eben geschliffenen Metallrahmen K verlötet, so daß man 

 es nach dem Einfetten dicht auf die Schieferplatte aufsetzen kann. Di^ 

 Schraube L ermöglicht (nach StevU und Grant) das stoßfreie Abheben. 

 Das Gehäuse besitzt mehrere Öffnungen in den Wänden: zwei einander 

 gegenüberliegende Fenster ermöglichen das Anvisieren und die Beleuchtung 

 der Skala; sie befinden sich in der Vorder-, bzw. Rückwand (in der Zeich- 

 nung ist nur das rückwärtige bei .1/ punktiert angedeutet). Zum Ver- 

 schluß dient beim vorderen Fenster ein entsprechend großes (40 X 20 mm} 

 „Deckgläschen", beim rückwärtigen eventuell ein Objektträger, welche 

 beide mittelst Kanadabalsams am Metall festgeklebt werden. Ein drittes; 

 Fenster .V (rechts rückwärts) dient zur Beleuchtung des einzuhängenden 

 Schälchens, eine vierte Öffnung zum Einführen und Herausnehmen des- 



') Bequemer ist es, den Zei.trer, einen Quarzfaden, au dem Balken mittelst Selen 

 anzukitten. 



-) Zu gleichem Zwecke kann man auch nütigejifalls den Balken ein wenig ver- 

 biegen. 



") Nicht geätzt, wie beim gewöhnlichen Modoll. 



